( 160  ) 
Natuurkunde.  — De  Heer  Kamerijngh  Onnes  biedt  aan  Med. 
N°.  95c.  H.  Kamerlingh  Onnes  en  J.  Clay:  „Over  het  meten 
van  zeer  lage  temperaturen.  XI.  Vergelijking  van  den  platina- 
iveerstandsthermometer  met  den  loater  stof  thermometer,” 
§ 1.  Inleiding.  Het  volgende  onderzoek  werd  reeds  voorbereid 
in  Med.  N“.  77  en  Med.  93  VII,  van  B.  Meilink,  als  deel  van 
het  in  Med.  95“  genoemd  meer  uitgebreid  onderzoek  over  de 
thermometrie  bij  lage  temperaturen. 
In  die  mededeelingen  werd  hoofdzakelijk  uitgewerkt  dat  deel  van 
het  onderzoek  hetgeen  betrekking  heeft  op  de  electrische  metingen. 
Wat  den  waterstofthermometer  betreft  werd  toen  (vergel.  Med. 
N".  93  § 10)  zooals  ook  nu  de  inrichting,  in  Med.  60  behandeld, 
gevolgd.  Het  is  later  echter  gebleken  dat  de  thermometer  toen  niet 
met  zuivere  waterstof  gevuld  was,  maar  dat  deze  door  lucht  ver- 
ontreinigd moet  zijn  geworden.  Over  de  wijziging,  die  dientengevolge 
in  Tab.  V en  Tab.  VI  van  Med.  N“.  93  moet  worden  gebracht  en 
die  in  ’t  bijzonder  de  allerlaagste  temperatuur  betreffen,  zal  in  eene 
afzonderlijke  mededeeling  worden  gehandeld. 
Hier  wordt  een  nieuwe  vergelijking  meegedeeld,  waarbij  ook  de 
vulling  met  de  waterstof  met  betere  inachtneming  van  al  de  in 
Med.  N®.  60  bedoelde  voorzorgen  is  geschied. 
In  ’t  bijzonder  hebben  wij  getracht  het  bestaan  van  het  buig  punt 
aan  te  toonen  dat,  in  de  lijn,  (zie  § 6)  die  den  weerstand  als  functie 
van  de  temperatuur  voorstelt,  verwacht  mag  worden  in  verband  in 
’t , bijzonder  met  de  onderstelling,  dat  de  weerstand  bij  zeer  lage 
temperaturen  een  minimum  bereikt,  om  bij  nog  lager  temperaturen 
Aveder  toe  te  nemen  en  bij  de  absolute  temperatuur  zelfs  oneindig  te 
worden,  (verg.  Suppl.  9 Febr.  ’04).  En  dit  wel  in  het  bijzonder  om- 
dat metingen  met  den  weerstandsthermometer  zoo  nauwkeurig  en 
eenvoudig  zijn. 
Uit  het  oogpunt  der  thermometrie  is  ’t  van  belang  te  weten  door 
welke  formule  de  Aveerstand  van  een  platinadraad  voor  een  bepaald 
gebied  met  een  gegeven  nauAvkeurigheid  kan  worden  voorgesteld,  en 
hoeveel  punten  voor  de  calibratie  in  dit  gebied  moeten  Avorden  gekozen. 
In  Med.  N“.  93  § 10  was  de  conclusie  getrokken,  dat  tusschen 
O'"  en  — 180°  een  kwadratische  formule  de  Avaarnemingen  niet 
nauwkeuriger  dan  tot  op  0°.15  kan  voorstellen,  en  dat  er  daar 
voor  een  grootere  nauwkeurigheid  een  vergelijking  op  meer  dan  twee 
punten  met  den  waterstof-thermometer  noodig  is,  en  dat  voor  tempe- 
raturen beneden  — 197°  een  afzonderlijk  onderzoek  noodig  is.  De 
temperaturen  beneden  — 180°  zijn  in  ’t  thans  medegedeelde  onder- 
zoek in  ’t  bijzonder  bestudeerd;  het  heeft  zich  ook  tot  de  tempera- 
