( 161  ) 
turen,  welke  met  vloeibare  waterstof  verkregen  konden  worden, 
nitgestrekt. 
Van  groot  belang  is,  of  de  thermometer  gedurende  langeren  tijd 
in  ’t  gebruik  bij  lage  temperaturen  denzelfden  weerstand  behoudt. 
Op  de  beantwooi'ding  van  deze  vraag  hopen  wij  later  terug  te 
komen.  Hier  zij  vermeld  dat  met  ’t  oog  daarop  de  draad  voor  de 
calibratie  gegloeid  werd.  Wij  zullen  ’t  verschil  van  platinadraden, 
door  Heraeüs  op  verschillende  tijden  geleverd  eveneens  in  een  volgende 
Mededeeling  behandelen. 
§ 2.  Onderzoekingen  van  anderen.  Sedert  Med.  N".  93  is  wat  dit 
betreft  nog  gepubliceerd  het  onderzoek  van  Travers  en  Gwyer  ^).  Zij 
hebben  twee  punten  bepaald.  Wat  betreft  de  standvastigheid  der 
temperaturen  hebben  zij  niet  over  voldoende  cryostaten,  gelijk  ons 
ten  dienste  stonden,  beschikt.  Omtrent  de  zooeven  genoemde  vraag 
hoe  men  een  weerstands-thermometer  verkrijgt,  die  met  bepaalde 
nauwkeurigheid  alle  temperaturen  binnen  een  gegeven  gebied  aan- 
wijst, bevat  hunne  verhandeling  geene  gegevens. 
§ 3.  Wijziging  in  de  inrichting  der  weerstanden.  De  verandering 
van  ’t  nulpunt  van  den  gouddraad  in  Med.  N".  93,  VIII,  vermeld, 
deed  ons  betwijfelen  of  de  micablaadjes  tusschen  de  metaaldeelen 
wel  volkomen  isolatie  ga\  en  en  ook  de  bewegelijkheid  van  ’t  eene 
gasc}dindertje  deed  ons  besluiten  een  wijziging  in  de  constructie  der 
weerstanden  aan  te  brengen,  die  zeer  goed  voldeed  en  van  welke 
reeds  partij  werd  getrokken  bij  ’t  regelen  van  de  temperaturen  in  ’t 
onderzoek  waarvan  in  med.  N“.  94^^  sprake  is. 
Aan  deze  inrichting  kleeft  een  bezwaar,  dat  wij  niet  onvermeld 
willen  laten.  De  wijze  waarop  deze  thermometer  is  gemonteerd  laat 
niet  toe  dat  hij  geheel  in  zuur  wordt  gedompeld.  Eene  inrichting 
geheel  van  platina  en  glas,  die  dit  wel  veroorlooft,  blijft  dus  wen- 
schelijk.  Zulk  een  inrichting  is  dan  ook  reeds  verwezenlijkt.  De 
beschrijving  daarvan  zal  later  worden  meegedeeld.  De  thans  meege- 
deelde cijfers  hebben  uitsluitend  betrekking  op  den  in  Med.  94'^ 
beschreven  thermometer. 
Wat  de  toeleidingsdraden  betreft  is  er  voor  gezorgd  dat  de  beide 
paren  aan  elkaar  gelijk  waren.  De  meting  van  den  weerstand  wordt 
daardoor  zeer  bespoedigd,  zoodat  zelfs  voor  de  regeling  van  de  tem- 
b Travers  and  Gwyer  Z.  f.  Phys.  Gliem.  L II,  4,  1905.  De  draad  waarvan 
Olzewski,  1905,  Drude’s  Ann,  B 17,  p.  990,  de  calibratie  opgeeft  is  zooals  hij  zelf 
mededeelt  blijkbaar  geen  platinadraad,  (Zie  verder  § 6 noot  1), 
