( 167  ) 
overeen  (deze  overeenkomst  had  bij  de  metingen  behandeld  in  Med. 
N“.  93  te  vvenschen  overgelaten). 
De  metingen  geschiedden  deels  direkt  met  behulp  van  den  differen- 
tiaalgalvanometer,  deels  indirekt  door  den  goudweerstand  te  vergelijken 
met  een  platinaweerstand,  die  zelf  met  den  oorspronkelijk  gecali- 
breerden  platinaweerstand  was  vergeleken  (zie  Med.  95®). 
§ 3.  De  uitkomsten,  langs  direkten  en  indirekten  weg  verkregen, 
zijn  onderscheiden  door  d eii  i opgegeven  in  kolom  3 van  tabel  III. 
Bij  de  waarnemingen  werd  de  ci^ostaat  gebracht  op  de  gewenschte 
temperatuur  door  deze  zoo  te  regelen,  dat  de  weerstand  van  den  platina- 
draad  de  met  deze  temperatuur  overeenkomende  waarde  had,  en 
het  bad  verder  gedurende  de  metingen  van  den  weerstand  van  den 
gouddraad,  deze  temperatuur  te  doen  behouden.  De  in  Tabel  III 
opgegeven  temperaturen  zijn  de  temperaturen  op  den  waterstof- 
thermometer  volgens  de  waarnemingen  van  Med.  95®  behoorende  bij 
den  weerstand  van  den  platinathermometer. 
TABEL  III. 
CALIBRATIE  VAN  DEN  GOUDWEERSTANDSTHERMOMETER. 
Datum. 
Temperatuur 
weerstand. 
Waargenomen 
goudweerstand. 
W-R 
A 
W- 
-R 
BI 
W— 
R 
Bil 
'190G 
0 
51.915 
0 
0 
0 
1 Febr. 
5 b. 
57 
— 28°96 
46  137? 
— 0.009 
— 
0.023 
+ 0.032 
» 
3 h. 
40 
— 58.58 
40  326  i 
+ 15 
+ 
6 
+ 
48 
12  h. 
25 
- 87.43 
34.640? 
— 26 
— 
5 
0 
12  Juni 
2 h. 
®0 
— 103.82 
31.432 
— 25 
+ 
9 
— 
2 
» 
11  b. 
— 139.86 
24.284 
20 
+ 
13 
+ 
1 
17  Jan. 
3 h. 
20 
— 159.11 
20.394? 
— 38 
— 
22 
— 
14 
1 Juni 
11  h. 
50 
— 182.75 
15. 559 
+ 
O 
— 
2 
+ 
27 
y> 
5 h. 
8 
— 195.18 
12.980 
-f  40 
+ 
22 
+ 
40 
y> 
4 h. 
— 204.69 
10.966 
+ 30 
+ 
18 
+ 
1 
» 
3 b. 
— 212.87 
9.203?^ 
— 1 
— 
3 
— 
76 
12  Jan. 
11  b. 
— 216.25 
8.460? 
— 33 
— 
23 
— 
129 
18  Mei 
4 b. 
10 
— 252.88 
2.364?^ 
+ 1.046 
0 
— 
7 
» 
6 h. 
— 259.18 
2.047  d 
-f  1.326 
— 
3.270 
— 
42 
