( 617  ) 
door  ze  nog  aan  bruikbaarheid  wonnen.  Voor  eene  beschrijving  van  de 
inrichting  der  bedoelde  stroommeters  en  de  daarmee  opgedane  erva- 
ringen kan  naar  de  opgegeven  literatuur  worden  verwezen.  Hier  zij 
daaromtrent  nog  het  \ olgende  medegedeeld. 
Het  bleek,  dat  tamelijke  slingeringen,  b.v.  15”  naar  beide  zijden 
om  de  langsscheepsche  as,  de  metingen  nog  niet  onmogelijk  maakten. 
Bij  32  van  de  bijna  200  waarnemingen  van  Van  Roosendaal  moest 
voor  zeegang  het  cijfer  4 worden  opgeteekend,  in  40  tot  50  gevallen 
bedroegen  de  slingeringen  . tot  10  a 20°  naar  beide  zijden,  en  toch 
waren  slechts  bij  uitzondering  de  nauwkeurigheid  en  zekerheid  dezer 
metingen  onvoldoende. 
Bij  parallelwaarnemingen  met  de  toestellen  van  Pettersson  en  Ekman 
bleek  de  overeenstemming  in  aanwijzing  der  stroomsnelheden  in  ’t 
algemeen  bevredigend.  Zoo  bedroegen  b.v.  bij  een  reeks  van  28 
metingen  de  verschillen  gemiddeld  4.8  cM./sec.,  terwijl  het  geringste 
\'erschil  3.1,  het  grootste  6.3  was. 
Ook  de  aanwijzing  van  stroomrichting  was  bij  beide  instrumenten 
niet  zeer  verschillend.  Bij  het  apparaat  van  Ekman  heeft  men  reeds  eene 
controle,  doordat,  dank  zij  de  eigenaardige  inrichting  van  het  instru- 
ment, elke  waarneming  een  reeks  van  met  kleine  tusschenpoozen 
gedane  ilchtingsbepalingen  omvat.  Bij  verreweg  de  meeste  der  ver- 
richte waarnemingen  liepen  deze  afzonderlijke  bepalingen  niet  ver 
uiteen.  Van  128  gevallen  kon  de  stroomrichting  uit  deze  afgeleid 
worden  op 
minder  dan  10”  nauwkeurig  in  105  gevallen. 
10-20  15 
20—30  2 
30—40  0 
40—50  2 
meer  dan  50”  ' 4. 
Vergeleken  bij  de  waarschijnlijkste  richting  volgens  het  instrument 
van  Ekman,  week  die,  welke  met  het  instrument  van  Petterson 
was  bepaald, 
in  65  gevallen  minder  dan  10°  af, 
37  10—20 
15  20—30 
5 30—40 
1 40—50 
8 meer  dan  50. 
Van  Roosendaal  en  Wind  leidden  uit  de  verrichte  bepalingen  de 
waarschijnlijkste  waarden  voor  stroomrichting  en  -snelheid  op  ver- 
schillende diepten  af  voor  het  station  H^  en  stelden  de  uitkomsten 
1' 
