( 320  ) 
i» 
i\’ 
p' 
wijde  buis  en  de  nauwe  buizen  geen  vormverandering  van  deze 
laatste  door  spanningen  behoeft  te  ontstaan.  Het  caoutchouc  isoleert 
A B tevens  electrisch  van  NN'.  De  vier  naar  buiten  uitstekende 
einden  der  buisjes  worden  door  daaropgeschoven  mantels  met  stroomend 
water  (niet  voorgesteld  in  de  tiguren)  koel  gehouden. 
Laat  men  nu  door  A oi  B een  electrischen  stroom  gaan,  dan 
stijgt  de  temperatuur  van  dat  buisje  een  weinig  boven  die  van  zijn 
omgeving;  zendt  men  er  een  luchtstroom  door,  dan  daalt  de  tem- 
peratuur beneden  die  van  de  omgeving.  De  stroomsterkten,  en  dus 
de  temperatuursverschillen,  zijn  in  beide  gevallen  gemakkelijk  te 
regelen  en  geruimen  tijd  constant  te  houden. 
Fig  3 geeft  een  overzicht  van  de  geheel e opstelling. 
Het  licht  van  de  positieve  kool  L wordt  door  de  lens 
E geconcentreerd  op  een  scherm  Q waarin  zich  een 
spieetvormige  opening  van  regelbare  breedte  bevindt. 
De  lens  F vormt  in  het  vlak  der  spleet  aS  van  den 
spectrograaf  een  scherp  beeld  van  het  diaphragma  P. 
De  optische  as  der  beide  lenzen  gaat  midden  door  de 
buis  met  natriumdamp  NN',  juist  tusschen  de  buisjes 
A en  B. 
Heeft  nu  de  opening  in  het  diaphragma  P de  ge- 
daante van  een  vertikaal  geplaatste  nauwe  spleet  en 
valt  het  beeld  daarvan  precies  op  de  spleet  van  den 
spectograaf,  dan  verschijnt  in  dezen  met  groote  helder- 
heid het  doorloopende  spectrum  van  het  koolspitsenlicht. 
Wanneer  de  buis  NN'  niet  verhit  wordt,  ziet  men 
Pj  en  7),  als  uiterst  fijne,  donkere  lijntjes,  die  toe- 
geschreven worden  aan  absorptie  door  het  steeds  in  de 
omgeving  der  kolen  aanwezige  natrium.  Opdat  dit 
verschijnsel,  als  vergelijkingsspectrum,  steeds  in  het 
gezichtsveld  van  den  spectograaf  aanwezig  zou  zijn, 
ook  als  de  buis  wèl  verhit  werd,  was  voor  een  ge- 
deelte van  de  spleet  S een  klein  totaal  reflecteerend 
prisma  geplaatst,  waarheen  met  behulp  van  een  een- 
voudige combinatie  van  lenzen  en  spiegels  een  deel 
van  den  hoofdbundel  geleid  werd,  buiten  den  electri- 
schen oven  om.  Op  elke  genomen  fotografie  komt  dus 
tevens  het  ongewijzigde  spectrum  van  de  lichtbron  voor. 
De  gebezigde  spectraalinrichting  bestaat  uit  een  vlak 
buigingsrooster  van  10  cM.  middellijn  (verdeelde  opper- 
vlakte  8 bij  5 cM.)  met  14436  lijnen  op  de  inch  en 
Fig.  3.  twee  verzilverde  spiegels  van  Zeiss;  de  colümatorspiegel 
11 
>F 
