( 350  ) 
het  thermoelement^)  een  ongelijkmatigheid  van  temperatuur  niet  was 
aan  te  toonen  ^).  De  doorsnede  van  de  glascapillair,  die  den  steel 
van  den  thermometer  vormt,  was  0.0788  m.M^  Met  het  oog  op  de 
temperatuurcorrectie  (zie  § 4,  slot)  is  het  wenschelijk  dat  zij  klein  is- 
Zoowel  door  berekening  als  door  waarneming®)  blijkt,  dat  hetjdruk- 
evenwicht  van  schadelijke  ruimte  en  reservoir  bij  deze  afmeting  van 
de  capillair'*)  nog  zeer  snel  bereikt  wordt,  veel  sneller  dan  het  even- 
wicht van  het  kwik  in  de  beide  beenen  van  den  manometer,  wat 
o.  a.  bevestigd  wordt  door  de  snelheid,  met  w'elke  de  thermometer 
schommelingen  in  de  temperatuur  van  het  bad  volgt  ^). 
De  bepaling  van  den  druk,  onder  welke  het  gas  staat,  kan,  wanneer 
het  de  bepaling  van  zeer  lage  temperaturen  geldt,  vereenvoudigd  en 
bespoedigd  worden  door  naar  het  voorbeeld  van  Chappüis  *)  de  mano- 
meterbuis  tevens  als  barometerbuis  te  doen  dienen.  De  wijziging  tot 
dit  doel  in  de  inrichting  volgens  Med.  N“.  60  PI.  VI  aangebracht, 
wordt  aangegeven  door  PI.  I,  welke  een  deel  van  PI.  VI  bij  Med. 
N".  60  dient  te  vervangen.  De  thermometer  (a,  b,  c,  cl,  e,  li,  k)  is 
door  een  caoutchoucslang  en  T-stuk  verbonden  eenerzijds  met  den 
manometer  aan  welken  men  (zie  PI.  VI  Med.  N“.  60)  bij  het 
reservoir  op  standvastige  temperatuur  en  bij  den  barometer  aan- 
sluit, anderzijds  met  de  barometerbuis  {n^,  (lucht vanger),  n^.  De 
druk  kan  nu,  behalve  door  den  manometer  en  den  bij  aangesloten 
barometer,  ook  onmiddellijk  door  het  niveauverschil  van  het  kwik 
in  en  in  g afgelezen  worden.  Bij  de  in  deze  Med.  behandelde 
bepalingen  is  van  dit  hulpmiddel  nog  geen  partij  getrokken. 
§ 3.  De  waterstof. 
De  vulling  is  op  tweeërlei  wijze  geschied  : 
b Een  weerstandsthermometer  is  gevoeliger  (vergelijk  Med.  Nos.  95®  en  950- 
Zoodra  een  van  doelmatige  afmeting  gereed  is,  zal  daarmede  de  proef  worden 
herhaald. 
2)  Travers,  Senter  en  Jaquerod,  (Phil.  Trans.  Series  A,  Vol.  200,  Part.  II,  § 6) 
bij  wier  metingen  het  houden  van  den  thermometer  op  een  standvastige  tempera- 
tuur meer  bezwaren  opleverde,  moesten  aan  een  kleiner  reservoir  de  voorkeur  geven. 
3)  Berekening  leert,  dat  voor  het  tot  stand  komen  van  een  drukvereffening  van 
1 c.M.  tot  0.01  m.M.,  het  door  de  capillair  stroomende  gas  0.1  sec.  noodig  heeft, 
het  kwik  in  den  manometer  4 sec.  Proefneming  geeft  voor  dezen  tijd  25  sec. 
Dit  grootere  bedrag  zal  aan  den  invloed  van  de  vernauwing  bij  de  glazen  kraan  k 
moeten  worden  toegeschreven. 
b Zorgvuldig  moet  gewaakt  worden  tegen  vernauwingen. 
b Aan  het  uitpompen  van  het  reservoir  met  de  kwikluchtpomp  bij  het  vullen 
moet  echter  veel  tijd  besteed  worden,  daar  het  evenwicht  van  reservoir  en  pomp 
veel  langzamer  tot  stand  komt,  dan  dat  tusschen  schadelijke  ruimte  en  reservoir. 
®)  Travaux  et  Mémoires,  Tomé  VI. 
