( 351  ) 
a.  Met  waterstof  bereid  in  den  toestel  van  Med.  N".  27  voorzien 
van  de  verbeteringen,  die  in  Med.  N".  94«  (Juni  1905)  § 2 zijn  be- 
schreven. Terwijl  vooraf  onderzocht  was  of  alle  verbindingen  van 
den  toestel  volkomen  sloten,  werd  om  elke  verontreiniging  van  het 
gas  uit  te  sluiten  ten  overvloede  nog  in  den  ontwikkelaar  steeds 
overdruk  onderhouden.  Het  verdrijven  van  de  oorspronkelijk  in  den 
toestel  aanwezige  lucht  werd  voortgezet  tot  zij  hoogstens  nog  tot 
0.000001  in  het  gas  kon  aanwezig  zijn. 
h.  Met  waterstof  volgens  Med.  N®.  94/  (Juni  1906)  XIV  bereid. 
Om  deze  meer  afdoende  bereidingswijze  toe  te  kunnen  passen,  moet 
men  over  vloeibare  waterstof  beschikken. ')  In  § 7 wordt  de  gelijk- 
waardigheid van  de  eerste  methode  met  de  laatste,  voor  metingen 
tot  —217°,  aangetoond.  Of  uit  de  toepassing  der  eerste  handelwijze 
bij  metingen  in  vloeibare  waterstof  systematische  fouten  kunnen  voort- 
vloeien  door  de  afscheiding  van  verontreinigingen,  minder  vluchtig 
dan  waterstof,  moet  nog  worden  nagegaan. 
§ 4.  De  metingen. 
Het  nulpunt  van  den  thermometer  wordt  bepaald  voor  en  na  elke 
serie  van  waarnemingen.  ZoOwel  voor  het  nulpunt  als  voor  iedere 
temperatuurbepaling  wordt  een  gemiddelde  afgeleid  uit  3 a 4 waar- 
nemingen. Elk  dezer  waarnemingen  bestaat  uit  een  aflezing  van  den 
barometer,  voorafgegaan  en  gevolgd  door  een  aflezing  van  den  mano- 
meter. De  thermometers,  die  de  temperatuur  aangeven  van  het  kwik 
van  de  schaal  en  van  het  gas  in  de  schadelijke  ruimte,  worden  aan 
het  begin  en  het  einde  van  elke  waarneming  afgelezen.  De  tempera- 
tuur van  het  vertrek  wordt  zoo  standvastig  en  gelijkmatig  mogelijk 
gehouden.  ® 
De  temperatuur  van  het  thermometer-reservoir  wordt  gelijk  gesteld 
aan  die  van  het  bad.  Dit  is  bij  de  cryostaten  beschreven  in  Med. 
1 ^94'  en  Med.  N“.  94/"  en  de  handelwijze  aldaar  vermeld,  geoorloofd. 
Het  constant  houden  der  temperatuur  in  het  bad  geschiedt  door 
middel  van  den  weerstands-thermometer,  vermeld  in  Med.  N".  95^ 
Om  het  overzicht  der  waarnemingen  gemakkelijker  te  maken,  werd 
steeds  zoo  nauwkeurig  mogelijk  op  denzelfden  weerstand  ingesteld 
9 De  waterstof  in  het  vacuumglaasje  B (zie  Med.  N».  Uf  XIV,  fig.  4)  bleek 
zoo  angzaam  te  verdampen,  dat  een  tijdsverloop  van  2 uur  beschikbaar  bleef  voor 
iet  oraspoelen  en  weer  uitpompen  van  den  thermometer,  te  voren  langen  tüd 
^ ^ gedeeltelijk  onder  verhitting,  luchtledig  gehouden. 
) Bij  een  vroegere  serie  waarnemingen,  werden  afwijkingen  gevonden,  welke 
m onderling  verband  aantonnen,  dat  de  waterstof  met  lucht  verontreinigd  moet 
