( 352  ) 
en  door  middel  van  seinen  de  druk  in  den  cryostaat  zoo  geregeld, 
dat  in  den  zeer  gevoeligen  galvanometer  de  spiegel  slechts  geringe 
schommelingen  om  zijn  evenwichtstand  maakte.  Voorzoover  dit  noodig 
bleek  werd  van  deze  schommelingen  een  correctiekromme  ontworpen 
(zie  PI.  III  Med.  83).  In  den  regel  waren  echter  deze  afwijkingen 
zoo  gering,  dat  ze  niet  in  aanmerking  kwamen. 
Wat  de  capillaire  glazen  steel  van  den  thermometer  betreft,  zoo 
bevindt  zich  een  deel  op  de  temperatuur  van  het  vloeistof  bad.  De 
lengte  van  dit  deel  wordt  afgeleid  uit  de  aanwijzingen  van  een 
vlotter  in  den  cryostaat,  die  in  de  teekeningen  is  weggelaten,  om 
deze  niet  onduidelijk  te  maken.  Om  de  temperatuurverdeeling  in 
het  overige  deel  van  de  capillair  binnen  den  cryostaat  te  leeren 
kennen,  zijn  afzonderlijke  bepalingen  verricht  en  wel  werd  a.  met 
behulp  van  een  naast  de  capillair  geplaatsten  weerstandsthermometer, 
(zie  Med.  N".  83  PI.  II  “),  h.  met  behulp  van  een  thermo-element, 
waarvan  de  contactplaats  op  verschillende  hoogte  in  den  cryostaat 
werd  gebracht,  de  temperatuurverdeeling  in  den  cryostaat  nagegaan 
voor  het  geval  dat  vloeibare  lucht,  vloeibaar  ethyleen  of  vloeibare 
waterstof  als  bad  gebruikt  werd,  en  eindelijk  c.  uit  deze  waargeno- 
men verdeeling  de  verdeeling  bij  andere  temperaturen  van  het  bad 
afgeleid.  Dit  mag  voldoende  geacht  worden,  daar  het  volume,  waarvan 
de  temperatuur  bepaald  wordt,  slechts  - van  het  reservoir  bedraagt 
O U U U 
en  een  fout  van  50°  in  de  gemiddelde  temperatuur  van  de  capillair 
eerst  overeenkomt  met  0°.01  in  de  temperatuur  van  het  bad  terwijl 
blijkens  de  overeenstemming  der  waarnemingen  sub  a en  b eene 
fout  van  meer  dan  20°  is  uitgesloten. 
§ 5.  Berekening  der  temperaturen. 
De  berekening  van  het  nulpunt  geschiedt  door  den  Avaargenomen 
druk  van  het  gas  terug  te  brengen  tot  dien  onder  bepaalde  omstan- 
digheden, dezelfde  als  in  Med.  N".  60  zijn  aangenomen.  Stel  dat  nu  is: 
Fo  het  volume  van  het  reservoir  bij  0°. 
het  volume  van  dat  gedeelte  van  de  glascapillair,  dat  op  de 
temperatuur  t van  het  reservoir  is.  Hiertoe  is  gerekend  het  zich  in 
het  vloeistofbad  bevindende  gedeelte,  vermeerderd  met  2 cm.  van 
het  zich  er  onmiddellijk  boven  bevindende  deel. 
■ Mj'  en  u”  de  volumina  der  deelen  van  het  stuk  van  de  glascapillair 
buiten  het  bad  op  temperaturen  t^  en  t^' . 
1)  Bij  de  bepalingen  in  vloeibare  waterstof  werd  geen  vlotter  gebruikt.  De  stand 
van  den  vloeistof  in  het  bad  werd  afgeleid  uit  bet  volume  van  het  verdampte  gas. 
2)  Het  benedenste  deel  tot  ^12  niet  dichte  windingen  is  9 cm.,  het  deel  met 
verder  van  elkaar  verwijderde  windingen  (ongeveer  20  cm.)  reikt  tot  boven  in  den 
cryostaat. 
