( 356  ) 
Uit  de  gegevens  volgt  met  de  formule  voor  de  benaderde  vraarde 
van  de  temperatuur,  waarbij  voor  « werd  aangenomen  de  waarde 
0,0036627  van  Med.  N“.  60  : 
t=  — 252°.964 
en  na  aanbrenging  der  correctie  voor  den  kwadratisch  en  term: 
t — — 252°.964  + 0°.035  = — 252°.93. 
§ 7.  Nauiüheurigheid  der  temperatuurbepalingen. 
Ten  einde  te  komen  tot  een  oordeel  over  de  fout  der  waarnemingen 
met  den  waterstofthermometer,  bepalen  wij  de  afwijkingen  der  water- 
stoftemperaturen  bij  verschillende  waarnemingen  gevonden  bij  een 
zelfden  weerstand,  voor  kleine  verschillen  gereduceerd. 
De  middelbare  fout  van  een  enkele  bepaling,  afgeleid  uit  de  ver- 
schillen der  onmiddellijk  opeenvolgende  thermometeraflezingen  is  ge- 
middeld ± 0°.0074,  waaruit  wij  afleiden  voor  de  middelbare  fout 
van  een  temperatuur  0°.0043,  aannemende  dat  gemiddeld  3 waarne- 
mingen gediend  hebben  om  een  temperatuur  te  bepalen.  Bij  eenzelfde 
bepaling  werden  in  den  regel  geen  grootere  afwijkingen  tusschen  de 
afzonderlijke  aflezingen  gevonden  dan  0°.02.  Slechts  eenmaal,  27  Oct. 
’05  (vergelijk  Med.  N".  95*=  Tab.  I),  kwam  een  verschil  van  0°.04 
voor.  Ook  bij  de  laagste  temperaturen  komen  slechts  kleine  afwij- 
kingen voor.  Zoo  gaven  op  5 Mei  ’06  twee  der  waarnemingen  in 
de  nabijheid  van  het  kookpunt  van  waterstof  (vergelijk  Med.  95® 
Tab.  VI,  waarneming  N".  30  en  Med.  N“.  95c  Tab.  I) 
3«20'  — 252°.926 
3«58'  — 252°.929 
de  beide  andere  bij  een  anderen  weerstand : 
2"35'  — 252°.875 
3u  7/  — 252°.866^) 
Bepalingen  van  eenzelfde  temperatuur  op  verschillende  dagen,  met 
dezelfde  vulling  van  den  thermometer,  gaven  de  volgende  resultaten: 
(vergelijk  Med.  N“.  95®  Tab.  VI  en  N“.  95^^  Tab.  I)  *) 
9 Uit  de  door  Ghappuis  gevonden  waarden  van  a bij  verschillende  drukken,  en 
D.  Bertholot’s  berekeningen  volgt  door  extrapolatie  van  uit  Ghappuis’  waarde 
voor  jp  = 1000  mM.  « = 0.00366262  voor  p = 1090  m.M.,  van  uit  Travers’ 
waarde  van  « voor  700  m.M.  met  dezelfde  gegevens  « = 0.00366288  voor 
p =1090  m.M. 
2)  Bij  deze  beide  temperaturen  werd  niet  naar  de  aanwijzingen  van  den  weer- 
standsthermometer  geregeld,  maar  werd  enkel  de  druk  in  den  cryostaat  constant 
gehouden.  Dat  desniettegenstaande  de  aflezingen  van  den  thermometer  zoo  weinig 
verschillen,  is  het  gevolg  van  de  groote  zuiverheid  van  de  vloeibare  waterstof  in  het  bad. 
9 De  hier  voor  30  Juni  ’06  medegedeelde  temperatuur  verschilt  iets  van  de  in 
Tab.  I van  Med.  N°.  95'  vermelde,  ofschoon  beide  op  denzelfden  weerstand  betrek- 
king hebben.  Dit  verschil  vloeit  daaruit  voort,  dat  in  Med.  N".  95'  de  uitkomst 
van  een  enkele  aflezing  is  gebruikt,  en  hier  het  gemiddelde  van  meerdere  is  gegeven. 
