( 358  ) 
gelden,  die  bij  — 217°  nog  niet  optreedt,  zoo  ligt  het  Avel  voor  de 
hand  te  onderstellen,  dat  met  den  met  gedistilleerde  waterstof  ge- 
vnlden  thermometer  althans  ook  deze  temperaturen  met  denzelfden 
graad  van  nauwkeurigheid  kunnen  worden  bepaald. 
§ 9.  Dampspanning  van  vloeibare  loaterstof  hij  het  smeltpunt. 
Door  den  druk  boven  het  bad  van  vloeibare  waterstof  voldoende 
te  verlagen  werd  de  temperatuur  bereikt,  waarbij  de  waterstof  in 
het  bad  vast  wordt.  Deze  temperatuur  geeft  de  grens  aan,  beneden 
welke  nauwkeurige  bepalingen  op  de  in  deze  Mededeeling  behandelde 
wijze  niet  mogelijk  zijn. 
Zij  was  nauwkeurig  te  bepalen  door  een  plotselinge  verande- 
ring in  het  geluid,  dat  de  kleppen  van  den  roerder  in  het  bad  te 
weeg  brengen.  (Zie  Med.  N®.  94*,  XII  § 3). 
Uit  de  aanwijzing  van  den  weerstandsthermometer,  bleek  dat  het 
gas  in  den  waterstofthermometer  zich  gedeeltelijk  had  afgezet.  De 
druk  in  den  waterstofthermometer  geeft  derhalve  de  dampspanning  van 
vloeibare  waterstof  bij  het  smeltpunt.  Hiervoor  werd  gevonden: 
H5„i=  53.82  m.m.^). 
. § 10.  Reductie  op  de  absolute  schaal. 
Over  het  overbrengen  van  de  aflezingen  van  den  waterstofthermo- 
meter op  de  absolute  schaal  door  middel  van  de  resultaten  van 
isothermbepalingen  zal  in  een  volgende  Mededeeling  worden  ge- 
handeld. 
§ II . Veranderingen  van  den  nulpuntsdruk  van  den  thermometer. 
Omtrent  den  druk  in  den  thermometer  bij  de  nulpuntsbepalingen 
kan  worden  opgemerkt,  dat  deze  langzaam  afneemt.  Deze  verandering 
is  het  sterkst,  wanneer  de  thermometer  pas  in  elkaar  is  gezet  en 
wordt  met  den  tijd  geringer.  Dit  blijkt  duidelijk,  wanneer  men  ver- 
gelijkt de  uitkomsten  van  de  bepalingen  verricht  telkens  aan  het 
begin  van  een  nieuwe  waarnemingsperiode,  dus  nadat  de  thermometer 
ongebruikt  eenigen  tijd  onder  overdruk  heeft  gestaan. 
Zoo  werd  den  5'^®°  Juli  ’05,  kort  na  het  in  elkaar  zetten  van  den 
thermometer  gevonden : 
= 1093.10  mm. 
terwijl  aan  het  begin  van  de  beide  volgende  waarnemingsperioden 
werd  gevonden : 
1)  Travers,  Senter  en  Jaquerod  (loc.  cit.,  p.  170)  vinden  hiervoor  een  waarde 
liggende  tusschen  49  en  50  mm.  Hel  groote  verschil  moet  waarschijnlijk  worden 
toegeschreven  aan  de  mindere  nauwkeurigheid  dezer  laatste  bepalingen. 
