( 367  ) 
(Cl)  ± 3.0 
(CII)  ± 2.9 
(CIII)  ± 3.0 
(CIV)  ± 2.3 
Sluif  men  —182°  uit  dan  Avorden  deze 
(Cl)  ± 2.7 
(CII)  ± 2.6 
(CIV)  ± 1.8 
De  middelbare  fouten  van  (Cl),  (CII),  (CIII)  moeten  vergeleken 
Avorden  ,met  die  van  (51)  en  (5  III),  die  van  (CIV)  met  die  van  (5IV) 
Deze  vergelijking  leert,  dat  de  viertermige  formule  voor  de  voor- 
stelling der  Avaarnemingen  nagenoeg  gelijkAvaardig  geacht  kan  Avorden 
met  de  vijftermige  en  dat  dus  (de  opmerking  is  in  overeenstemming 
met  noot  2 van  § 13)  van  de  calibratie  tot  —217°  het  geringste 
aantal  temperaturen  Avaarbij  Avaarnemingen  noodig  zijn,  vier  bedraagt. 
Dat  drie  niet  voldoende  zijn  werd  reeds  in  § IJ  aangetoond.  Dit 
blijkt  ook  duidelijk,  als  men  de  middelbare  fout  opmaakt,  die  voor 
de  drietermige  formule  tot  ± 7.6  stijgt. 
tabel  IX. 
AFWIJKINGEN  VAN  DE  CALIBRATIE-FORMÜLES  VAN  HET 
THERMO-ELEMENT  CONSTANTAAN-STAAL. 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
N'1 
t 
W- 
-^4' 
7F- 
/F- 
F'- 
22 
— 29°82 
— 
12 
‘h 
20 
+ 
15 
+ 
18 
19 
24 
en  20 
— 58.75 
+ 
16 
+ 
30 
+ 
26 
+ 
29 
+ 
4 
21 
en  23 
— 88.15 
+ 
14 
+ 
1 
1 
+ 
1 
+ 
1 
\ 
en  17 
— 103.70 
— 
6 
— 
29 
— 
28 
— 
30 

20 
1G 
en  18 
— 139.86 
+ 
1 
— 
26 
— 
24 
— 
31 
17 
19 
— 158.83 
— 
10 
— 
10 
— 
10 
— 
18 
10 
3,  H 
en  5 
[—  182.73] 
+ 
26 
+ 
46 
+ 
44 
+ 
35 
+ 
34 
4,  28 
en  6 
— 195.19 
+ 
2 
+ 
23 
+ 
21 
+ 
12 
+ 
11 
12,  27 
en  7 
— 204.70 
— 
20 
— 
9 
— 
11 
— 
19 
18 
26,  14,  13  en  8 
— 212.85 
+ 
24 
+ 
21 
+ 
21 
+ 
13 
21 
. 29,  15 
3n  25 
— 217.55 
— 
15 
— 
30 
— 
29 
— 
37 
23 
30 
— 252.93 
+ 280 
0 
+ 
20 
+ 
20 
4-  150 
31 
— 259.24 
-]-  485 
+ 115 
-f  141 
+ 143 
+ 313 
