( 471  ) 
registreering  vel’^'angen  door  het  opschrijven  van  een  reeks  stippen, 
en  voor  de  continue  draaiing  van  den  spectroraeter,  een  intermittéerende 
in  de  plaats  gesteld.  Zoo  kan  voor  ' elke  geregistreerde  stralings- 
intensiteit de  daarbij behoorende  stand  van  het  prisma  worden  gevonden, 
niet  door  het  meten  van  abscissen,  maar  door  het  tellen  van  stippen. 
Doordat  bovendien  niet  slechts  de  uitslagen  van  den  galvanometer, 
maar  telkens  ook  de  nnlstanden  werden  opgeteekend,  zal  op  de 
spectrogrammen  de  stralings-intensiteit  ook  dan  kunnen  worden 
afgelezen,  wanneer  gedurende  de  waarneming  de  temperatuur  der 
omgeving,  en  tengevolge  daarvan  de  nulstand,  veranderlijk  was. 
De  voornaamste  voordeelen  van  deze  methode  van  waarneming 
boven  de  gebruikelijke  zijn : 
l".  De  absolute  betrouwbaarheid  der  waarnemingen. 
2°.  De  zeer  korte  tijd,  waarin  een  waarnemingsreeks  geschiedt. 
3".  De  zekerheid,  waarmee  bij  verloopenden  nulstand  kan  worden 
geïnterpoleerd. 
4“.  Het  niet  bestaan  van  storingen,  door  de  n.abijheid  van  den 
waarnemer  veroorzaakt. 
5°.  De  volkomen  vergelijkbaarheid  der  verschillende  waarnemingen. 
6°.  De  mogelijkheid,  om  uit  den  vorm  der  nui-lijn  de  waarschijn- 
lijke fout  te  beoordeelen. 
De  korte  tijd,  waarin  een  waarnemingsreeks  geschiedt,  is  o.a.  van 
beteekenis  bij  het  onderzoek  van  warmtebronnen,  die,  zooals  de  licht- 
boog,  langzame  veranderingen  der  stralings-intensiteit  vertoonen.  Een 
spectrum  van  0.7  [i  tot  6 (x  werd,  met  200  verzettingen  van  den 
spectrometer,  in  2 uur  geregistreerd. 
Op  de  spectrogrammen  wordt  een  spectraallijn  door  5 a 6 stippen 
vertegenwoordigd.  Bij  een  verzetting  van  den  spectrometer  ondergaat 
de  lijn  namelijk  een  lineaire  verplaatsing,  die  Vs  bedraagt  van  de 
breedte  van  het  spleetbeeld  en  van  de  daaraan  gelijke  breedte  der 
therrnozuil.  Gedurende  5 achtereenvolgende  verzettingen  zal  dus 
eenzelfde  stralensoort  de  therrnozuil  kunnen  treffen.  Uit  de  onderlinge 
ligging  dier  stippen  kan  de  plaats  van  maximale  stralings-intensiteit 
met  nauwkeurigheid  worden  afgelezen.  Om  hieruit  te  besluiten  tot 
