( 520  ) 
laatstgenoemde  Mededeeling  worden  verwezen.  Fig.  4 van  PI.  I kan  die- 
nen ter  toelichting  van  deze  beschrijving  voor  het  bijzonder  geval,  dat 
onze  piezometer  in  den  cryostaat  is  gebracht. 
De  druk  wordt  (zie  fig.  1,  PI.  I)  van  de  persbns  naar  den  mano- 
meter overgebracht  langs  Cg,  c^3,  en  c^g.  Door  sluiten  en 
openen  van  kan  de  differentiaalmanometer  worden  in-  en 
uitgeschakeld.  Door  middel  van  de  kranen  Cg  en  Cjj  kan  hij  van 
de  overige  drukleiding  worden  afgesloten,  wanneer  groote  verande- 
ringen in  den  druk  worden  aangebracht  of  te  vreezen  zijn.  ’) 
De  verdeeling  van  de  toestellen  over  twee  kamers  is  in  de  figuur 
door  een  stippellijn  aangeduid.  Door  het  sluiten  van  een  der  kranen 
Ci3  en  Ci4  kunnen  beide  afdeelingen  als  een  zelfstandig  stelsel  worden 
behandeld.  Dit  is  geschied  bij  de  vergelijking  van  den  manometer 
met  den  bij  aangesloten  open  standaard  manometer.  De  mano- 
meter C is  dezelfde,  als  voor  de  onderzoekingen  van  Med.  N“.  78 
heeft  gediend.  Het  reservoir  D is  bestemd  om  zoonoodig  den  scha- 
delijken invloed  van  kleine  lekken  te  elimineei-en,  waarvoor  het  dan  in 
ijs  geplaatst  wordt.  Het  kan  bij  Cj,  aan  het  stelsel  worden  aangesloten. 
Hij  de  proeven  van  deze  Mededeeling  behoefde  het  niet  gebruikt 
te  worden  ^).  De  druk  wordt  door  samengeperste  lucht,  die  door 
c,  en  Cig  langs  de  droogbuizen  en  binnentreedt,  uitgeoefend 
en  door  af  blazen  langs  geregeld.  De  kranen  Cjg,  c^g,  c,,, 
C33  en  C53  hebben  analoge  beteekenis  met  c,,,  c,,  Cj,  c^,  Cg  en  c,. 
Alle  koppelingen  van  de  leidingen  waarin  lucht  op  standvastigen 
druk  moet  blijven,  zijn  (verg.  de  Plaat  bij  Med.  N“.  94^)  in  met  olie 
gevulde  bakjes  geplaatst,  overeenkomstig  het  in  Med.  N°.  94*  ver- 
melde. 
ö.  Wat  betreft  de  hulpmiddelen  om  een  standvastige  temperatuur 
in  den  cryostaat  te  onderhouden,  is  in  fig.  4 van  PI.  I het  systeem  van 
pompen  en  hulpinrichtingen  voor  de  temperatuurregeling,  behoorende 
b Deze,  vroeger  bij  den  open  standaard-manometer  gebruikt,  (zie  C fig.  1 Med. 
N®.  44)  en  nu  naar  den  piezometer  verplaatst,  bewees  voor  het  nagaan  van  lekken 
goede  diensten. 
2)  Een  tweetal  kwikvangers,  die  dienen  voor  het  opnemen  van  kwik,  dat  mocht 
overstorten,  is  in  de  teekening  niet  voorgesteld. 
3)  Het  tot  hiertoe  beschreven  tot  den  piezometer  behoorende  stelsel  bevindt  zich 
in  een  der  kamers  van  het  laboratorium,  gelegen  in  de  onmiddellijke  nabijheid 
der  cryogene  afdeeling.  De  overige,  hoofdzakelijk  tot  den  manometer  behoorende 
toestellen,  zijn  in  het  vertrek  met  den  standaardmanometer  opgesteld. 
Het  aanbrengen  der  oliebakjes  voor  de  verschillende  koppelingen  maakte  het 
opsporen  van  lekken  zoo  gemakkelijk,  dat  nimmer  een  hinderlijk  lek  behoefde 
over  te  blijven. 
