( 521  ) 
tot  de  zuurstofcirculatie,  afgebeeld.  Voor  eene  beschrijving  hiervan 
verwijzen  wij  naar  Med.  N“.  94. 
Omtrent  de  ethjleencirculatie,  gebruikt  bij  de  bepalingen  van  Serie  I, 
is  het  een  en  ander  te  vinden  in  Med.  94/  XIII  § 1. 
§ 3.  De  manometer. 
De  drukmetingen  werden  verricht  door  middel  van  den  gesloten 
hulp-manometer  beschreven  in  Med.  N“.  Daar  een  vergelijking 
van  dezen  manometer  met  den  standaard-manometer  A lY  (verg.  Med. 
78  § 17)  in  1904  verricht,  een  onbevredigend  resultaat  opleverde 
en  deed  vermoeden,  dat  de  hulpmanometer  niet  meer  juist  was,  werd 
deze  op  een  viertal  punten  met  den  open-standaard-manometer,  aan 
welke  de  verbeteringen  vermeld  in  Med.  N°.  94^  waren  aangebracht, 
vergeleken.  De  uitkomsten  dezer  vergelijking  zijn  vereenigd  in  de 
onderstaande  tabel. 
Kolom  C bevat  evenals  kolom  C van  Tabel  XVII  van  Med.  N®.  78*= 
de  aflezing  van  den  druk,  bepaald  met  den  open  manometer  (Med. 
X®.  44).  Elk  getal  is  het  gemiddelde  uit  twee  waarnemingen.  Kolom 
F geeft  de  aanwijzing  van  den  druk  door  middel  van  onzen 
gesloten  hulpmanometer.  Elk  der  getallen  is  verkregen  als  gemiddelde 
uit  3 waarnemingen.  Bij  de  berekening  is  gebruik  gemaakt  van  de 
in  Med.  N®.  78^=  afgeleide  calibratie.  In  kolom  G is  het  verschil- 
van  de  kolommen  F en  C voorgesteld.  Kolom  H bevat  ditzelfde 
verschil  uitgedrukt  in  de  getallen  van  kolom  C als  eenheid.  Het 
blijkt,  dat  voor  alle  waai’genomen  drukken  de  hulpmanometer  te 
hoog  aanwijst.  Het  lag  voor  de  hand  dit  toe  te  schrijven  aan  een 
te  groote  waarde  voor  het  normaal  volume  aangenomen  ’). 
Neemt  men  het  gemiddelde  van  de  getallen  in  kolom  H,  dan 
vindt  men  0.00087.  Vermindert  men  het  normaalvolume  en  dus  ook 
de  drukken  met  dit  gedeelte  van  het  oorspronkelijk  bedrag,  dan  blijven 
tusschen  de  aanwijzingen  van  den  hulpmanometer  en  den  open 
standaard  de  verschillen  over  in  kolom  K voorgesteld.  Deze  ver- 
schillen, aanmerkelijk  kleiner  dan  die  in  Tab.  XVII  van  Med.  N“.  78^^, 
blijven  binnen  de  grenzen  van  nauwkeurigheid,  bij  dit  onderzoek 
b Was  bij  de  onderzoekingen  met  dezen  manometer  van  Med.  Nb  70  het  totaal 
afwezig  zijn  van  lekken  een  zeldzaamheid,  hier  werd  het  gemakkelijk  verkregen. 
Zoo  bleek  ook  de  eveneens  in  Med.  N'^.  94*  vermelde  verbeterde  koppeling  van 
de  staalcapillairen  aan  de  glascapillairen  van  den  open  manometer  door  platineering 
geheel  afdoende. 
~)  Zie  in  verband  met  deze  vermindering  van  het  normaalvolume  ook  Med.  N^.  95e, 
§ 11. 
35 
Verslagen  der  Afdeeling  Natuurk.  Dl.  XV.  A®.  1906/7. 
