( 522  ) 
gesteld  en  geven  vrijheid  om  de  middelbare  fout,  wat  de  druk- 
1 
metingen  betreft,  thans  te  schatten  op  ± . 
oOOO 
In  het  volgende  zijn  de  drukken  met  deze  nieuwe  waarde  van 
het  normaalvolume  berekend. 
- 
TABEL  I.  Manometer. 
c 
F 
G 
H 
K 
24.247 
24.264 
-f  0.017 
0.00070 
— 0.00017 
36.290 
36.333 
+ 0.043 
0.00120 
-f  0.00033 
47.960 
48.004 
+ 0.044 
0.00092 
+ 0.00005 
60.022 
60.061 
+ 0.039 
0.00065 
— 0.00023 
§ 4.  De  piézometers  en  hulpto estellen. 
De  piëzometer,  gebruikt  in  de  eerste  serie  bij  de  waarnemingen 
bij  een  dichtheid  70  en  de  temperaturen  — 104°,  — 136°,  — 183°, 
— 195°,  was  van  dezelfde  soort  als  die,  welke  voor  de  waarnemingen 
van  Med.  ISI".  78  werd  gebruikt.  In  onderstaande  tabel  zijn,  over- 
eenkomstig tabel  II  van  die  Mededeeling,  de  afmetingen  vermeld 
opdat  de  grootte  en  de  invloed  van  de  vele  correcties  gemakkelijker 
kan  worden  overzien. 
TABEL  II.  Gegevens  Serie  I. 
i7i  = 6.4110  cm*.  ^1  = 5.0  . 10“®^) 
Z7j  = 0.0530  » i34  = 4.7  . 10~® 
F3=t73  = 1.198  » 
F4  = G.0174  » 
is  bepaald  uit  calibratietabel 
F5  = 576.077  cmS 
v'  = 0.722  » per  cm. 
0 T)e  hier  gegeven  waarden  van  ^ zijn  bepaald  voor  gewone  temperatuur  en 
die  voor  lagere  temperaturen  hieraan  gelijk  gesteld.  Wij  hopen  spoedig  /3  ook 
voor  lagere  temperaturen  te  bepalen, 
