( 523  ) 
De  steel  (zie  PI.  II  Med.  N".  69),  waarop  het  volume  wordt 
atgelezen,  was  30  cM.  lang  ten  einde  het  mogelijk  te  maken,  telkens 
niet  al  te  dicht  bij  elkaar  gelegen  punten  op  de  isotherme  te 
bepalen  ').  Bij  andere  piëzometers  van  ons  is  zij  nog  langer  genomen. 
^ oor  de  Seriën  II  en  III  werd  gebruik  gemaakt  van  een  piëzometer 
van  grootere  afmetingen. 
De  noodzakelijkheid  van  het  gebruik  van  een  grooter  gasvolume 
voor  bepalingen  bij  dichtheden  grooter  dan  120  maal  de  normale  is 
reeds  in  § 19  van  Med.  N».  84  vermeld.  Van  de  daar  beschreven 
volumenometer  werd  geen  gebruik  gemaakt,  maar  evenals  in  Serie 
1 iverd  het  normaal  volume  in  den  piëzometer  zelf  bepaald. 
Evenals  in  de  vorige  tabel  volgen  hier  de  afmetingen  van  den 
piezometer. 
TABEL  III.  Gegevens  Serie 
III. 
t7i=  5.1583  cm3. 
,9,  = 3.7  . 
10-^ 
t72=  0.0382  » 
/94  = 4-7  . 
10-® 
1.407  » 
V = 10.9645  » 
V^  = {z{e  vorige  tabel) 
V = 2063.30  cm?. 
v'  — 1.617  » per 
cm. 
In  Serie  II  had  het  piëzometerreservoir  een  volume  van  10.343  cM* 
doch  overigens  dezelfde  afmetingen  als  in  Tabel  III. 
Om  te  voorkomen,  dat  gedurende  de  metingen  bij  hoogen  druk 
M^ed^N»  verbindingen  g,  en  g,  (zie  PI.  II 
• • ) ongemerkt  kon  ontsnappen,  waren  om  deze  koppelingen 
iindrische  glazen  oliebakjes  aangebracht  (zie  PI.  I fig.  2)  waardoor 
de  geringste  lekken  terstond  zijn  te  herkennen  ; gelijk  overal  de 
o lebakjes  uitstekende  diensten  bewezen,  waren  zij  hier  van  groot 
belang  voor  het  verkrijgen  van  vertrouwbare  uitkomsten  ^). 
toen  vóór*"  koppelingen  en  bewezen  eenmaal  goede  diensten 
worpen  IZ  wo^r  ““  ™»«%aa„de  bepalingen'  ver' 
35* 
