( 52o  ) 
standsthermometer  is  geschied.  Daardoor  zijn  de  reducties  eenvou- 
dig en  kunnen  met  groote  nauwkeurigheid  geschieden. 
De  temperaturen  werden  niet  direct  uit  de  weerstandsformule  van 
Med.  95c  ^ 6 berekend,  maar  op  de  afzonderlijke  waterstofther- 
mometeraflezingen  gebaseerd,  omdat  deze  laatsten  ook  als  punten  der 
isothermen  moeten  dienen.  Uit  bovengenoemde  formule  werd  — be- 
dw 
paald  en  door  middel  van  dezen  factor  de  reductie  uitgevoerd. 
Daar  het  temperatuursverschil  waarvoor  de  reductie  geschiedt 
minder  dan  0.°3  bedraagt,  is  deze  rekenwijze  volkomen  voldoende, 
slechts  voor  de  temperatuur  van  — 135°. 71,  waar  het  verschil  4°  be- 
droeg, was  nog  een  correctie  van  0.°01  noodig. 
In  onderstaande  tabel  is  voor  één  temperatuurbepaling  het  verloop 
der  berekening  voorgesteld.  De  eerste  kolom  bevat  de  waargenomen 
weerstand  TU,  in  de  volgende  kolom  stelt  Wc  voor  den  weerstand, 
waarbij  de  weerstandsthermometer  met  den  waterstofthermometer  is 
vergeleken  (vergelijk  Med.  N".  95®  Tabel  I § 6),  terwijl  T voorstelt 
de  overeenkomstige  aflezing  van  den  waterstofthermometer.  Uit  de 
waarde  en  W — Wc  volgt  nu  de  temperatuurcorrectie  At  die 
dw 
aan  Tc  moet  worden  toegevoegd  om  op  de  waterstofthermometer- 
schaal  te  vinden. 
TA.BEL  IV.  Temperatuur  van  het  bad  bij  waarneming  N“.  7 van 
Serie  III. 
w 
Wc 
Tc 
dt 
dw 
^ t 
h 
17.295 
17.254 
— 212°832 
1.750 
+ 0°073 
— 21 2°  76 
§ 7.  De  metingen. 
Aan  het  begin  en  het  einde  van  elke  serie  werd  het  normaal 
volume  bepaald  op  de  wijze  in  Med.  N".  78  § 12  beschreven,  slechts 
met  dit  onderscheid  dat  in  de  hier  vermelde  serien  elke  bepaling 
van  het  normaal  volume  nog  werd  aangevuld  met  een  aflezing 
in  de  Z7-buis  en  een  van  den  barometer.  Zoo  werden  gewoon- 
lijk twee  bepalingen  verricht  voor  en  na  elke  serie.  De  waarden, 
gevonden  voor  en  na  elke  serie,  verschillen  nergens  meer  dan  — . 
De  tabellen  V en  YI  zijn  analoog  aan  de  tabellen  VII  en  VIII 
van  Med.  N®.  78.  In  de  eerste  zijn  voorgesteld  de  uitkomsten  betrek- 
king hebbende  op  de  normaalvolumebepaling  voor  serie  III,  de  tweede 
omvat  de  drie  seriën. 
