( 528  ) 
waardoor  het  constanthouden  van  het  bad  gedurende  een  geheele 
isothermebepaling  des  te  meer  was  verzekerd. 
§ 8.  Berekening  der  waarnemingen. 
De  berekening  geschiedt  op  dezelfde  wijze  als  in  Med.  N".  78 
§ 8 beschreven. 
Voor  de  berekening  van  de  volumeverandering  van  het  piëzometer- 
reservoir  ZT,  bij  lage  temperaturen  werd  uitgegaan  van  de  kwadratische 
formule  voor  k in  Med.  95*  § 1 gevonden,  zoodat  k^  — 23.43  X 
en  A’j  = 0.0272  X 10— ^ is  genomen.  Voor  het  volume  van  de  glas- 
capillair  was  geen  correctie  voor  glasuitzetting  noodig,  evenmin 
voor  dat  van  de  staalcapillair  U^.  Voor  de  reductie  van  het  gasvolume 
in  de  glascapillair  7/^  tot  0°  werd  als  volgt  te  werk  gegaan  : het 
volume  werd  in  5 deelen  verdeeld  U^a,  U-zb,  Üzc,  en  ^72e  C/^a  stelt 
voor  het  volume  van  het  gedeelte,  dat  zich  in  het  vloeistofbad 
bevindt,  vermeerderd  met  2 cm.  van  de  capillair  boven  de  vloeistof, 
waar  de  temperatuur  nog  gelijk  aan  die  van  het  bad  kan  worden 
gesteld,  üzb  U-ic  en  U-zd  vormen  te  samen  het  overblijvende  deel  van 
de  capillair  in  den  cryostaat  boven  het  bad,  Uzb  + üzc  komt  overeen 
met  het  volume  u\  van  § 5 van  Med.  N".  95e  en  TJzd  met  u'\.  JJze 
is  het  volume  der  capillair  dat  zich  buiten  den  cryostaat  bevindt. 
Voor  de  reductie  van  de  volumina  ü-ib,  U^c  en  Uzd  werd  uit- 
gegaan van  dezelfde  temperatuurbepalingen  als  in  Med.  95®. 
Daar  wegens  de  grootere  dichtheid  bij  lagere  temperatuur  de  gevonden 
gemiddelde  temperatuur  niet  direct  voor  de  i*eductie  kan  worden 
gebruikt,  werd  ieder  der  bovengenoemde  volumina  in  3 deelen  ver- 
deeld, van  elk  dezer  deelen  de  temperatuur  afgeleid,  en  hieruit 
2- 
T 
de  gemiddelde  temperatuur  bepaald  volgens  de  formule  t = — ^ 
waarin  J de  absolute  temperatuur  voorstelt.  De  uitzettingscoefficiënten, 
die  voor  de  reductie  zijn  vereischt,  werden  bepaald  door  middel  van 
de  algemeene  reeksontwikkeling  van  Med.  N“.  71  met  een  geringe 
wijziging  in  de  aldaar  medegedeelde  coëfficiënten.  De  uitkomsten  op 
deze  wijze  verkregen,  geven  geen  merkbaar  verschil  met  die  welke 
worden  gevonden,  indien  uit  de  zoo  verkregen  benaderde  uitkomsten 
voor  de  isothermbepalingen  de  reducties  opnieuw  worden  verricht. 
Wat  betreft  de  temperatuurcorrecties  van  de  volumina  en 
werd  gehandeld  op  overeenkomstige  wijze  als  in  Med.  78.  Voor 
die  van  het  reservoir  op  lage  temperatuur  werd  een  iets  verschillende 
handelwijze  gevolgd.  Daar  de  temperatuur  bij  elke  afzonderlijke 
