( S31  ) 
zijn  in  de  volgende  tabel  weergegeven.  De  twee  aflezingen  van  den 
piëzometer  zijn  later  na  reductie  tot  een  gemiddelde  vereenigd. 
TABEL  IX.  H„  Serie  IH. 
Gecorrigeerde  ^en 
Bepaling  bij  ongeveer  — 213°  C. 
omgerekende  gegevens. 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
K 
Manometer  gemiddeld 
115.5 
93.97 
19.93 
Temperaturen  t,, 
—213° 
20°. 70 
180.6 
ilb 
—188° 
t2c 
— 98° 
hi 
— 11° 
Piëzometer  | 
28.634 
28.63t 
0.135 
0.132 
82.3 
Vloeistofspiegel 
1.9 
De  kolommen  A tot  en  met  H hebben  dezelfde  beteekenis  als  die 
van  tabel  X van  Med.  78^.  K geeft  den  stand  van  den  vloei- 
stofspiegel  boven  den  grens  van  het  piëzometerreservoir  en  den 
glazen  steel,  afgeleid  uit  de  aanwijzing  van  den  vlotter. 
Hieruit  wordt  de  volgende  tabel  verkregen,  die  de  volume-  en 
drukcorrecties,  die  noodig  zijn  voor  de  berekening  van  , aangeeft. 
Zij  komt  overeen  met  tabel  XI  van  Med.  N".  78. 
De  volumina  der  deelen  van  de  glascapillair  zijn  met  hunne 
correcties  afzonderlijk  opgegeven.  Daarenboven  zijn  toegevoegd  de 
correcties  m',  en  h,  de  eerste  is  een  gevolg  van  het  indrukken  der 
pakkingen  bij  en  de  tweede  geeft  rekenschap  van  het  gewicht 
der  samengeperste  lucht  in  de  leiding  tusschen  den  manometer  en 
den  piëzometer.  De  verticale  afstand  der  peilglasniveau’s  is  ongeveer 
0.5  meter.  Voor  de  berekening  van  de  correctie  tCj  is  in  plaats  van  de 
gemiddelde  uitzettings-coefficient  k,  aangenomen  de  tweeterm  k^ 
(zie  ^ 8). 
Hierbij  dient  echter  te  worden  opgemerkt,  dat  voor  de  standaard- 
temperatuur  tj,  voor  de  reductie  der  deelen  waarin  de  glascapillair 
verdeeld  is,  is  aangenomen  -j-  20”,  zoodat  de  verschillen  — t,  hier 
niet  klein  zijn.  De  in  Med.  N®.  78  toegepaste  interpolatiemethode 
