( 535  ) 
De  pimten  van  den  waterstoftherinometer  zijn  op  de  volgende 
wijze  verkregen.  Uit  de  isothermebepalingen  van  Schalkwijk  volgt 
voor  20°  C. 
pvA  = 1.07258  + 0.000667  d + 0.00000099  d\ 
Neemt  rnen  aan,  dat  de  gemiddelde  spanningscoefficient  van  0°  tot 
20°  niet  merkbaar  afwijkt  van  de  waarde  0.0036627  tusschen  0°  en 
100^,  hetgeen  geoorloofd  is  wegens  de  onbeduidende  afwijkingen  van 
de  aanwijzingen  van  den  waterstofthermometer  van  constant  volume 
van  de  absolute  schaal,  dan  volgt  hieruit 
{pvji)  0°,  1100  mm.  = 1.000275. 
Daar  voor  de  berekening  der  waterstofthermometer-temperaturen 
voor  den  spanningscoefficient  van  waterstof  de  in  Med.  N®.  60  mede- 
gedeelde waarde  is  genomen,  volgt  nu  de  waarde  van  pvA  bij  ts  af- 
geleid uit  de  formule 
{pvA)t^  = (pr^)o  (1  + 0.0036627  tg) 
§ 11.  Waarschijnlijke  fout  van  een  bepaling. 
De  middelbare  fout  in  de  calibratie  van  het  groote  volume  van 
den  piëzometer  kan  worden  geschat  op 
1 
db  . 
4000 
Wat  betreft  het 
volume,  waarin  het  gecomprimeerde  gas  zich  bij  de  metingen  bevindt, 
kan  van  de  grootere  dichtheid  van  het  gas  in  het  reservoir  op  lage 
temperatuur  rekenschap  worden  gegeven  door  de  volumina  op  kamer- 
temperatuur met  slechts  - van  hun  bedrag  in  rekening  te  brengen. 
Daar  de  fouten  in  deze  volumina  overwegend  zijn  ten  opzichte  van 
die  in  het  volume  van  het  piëzometerreservoir,  kan  overeenkomstig 
de  in  Med.  N“,  69  berekende  nauwkeurigheid,  waar  voor  metingen 
bij  gewone  temperatuur  de  middelbare  fout  voor  piëzometers  van 
5 c.M’.  op  ± is  geschat,  de  middelbare  fout  voor  metingen 
beneden  — 180'^  met  piëzometers  van  5 c.M“.  gelijk  aan  ± 
van  het  gecomprimeerde  volume  gesteld  worden.  Voor  — 100°  zal  de 
middelbare  fout  ± zijn. 
2000  ^ 
De  middelbare  fout  in  de  normaal volume-bepalingen  is  ± , 
^ ^ 3000’ 
die  van  de  drukmeting  kan  ook  op  ± worden  geschat. 
3000 
In  de  temperatuurbepaling  schuilt  geen  merkbare  fout.  De  waar- 
