( 536  ) 
nemingen  van  een  zelfde  punt  verricht,  wijzen  er  op  dat  de  middel- 
bare fout  te  wijten  aan  temperatuursverschillen  en  foutieve  aflezingen 
van  den  stand  van  het  kwik  in  de  steel,  kleiner  dan  ± — — kan 
5000 
worden  gesteld. 
De  middelbare  fout  van  de  temperatuursbepaling  in  de  steel  blijft 
1 
beneden  ± . 
6000 
De  middelbare  fout,  veroorzaakt  door  al  deze  foutenbronnen  te 
1 
samen  bedraagt  ± ^ voor  piëzometers  van  5 c.M.®  en  minderlage 
temperatuur  tot  ± 
1500 
1 
1700 
voor  grootere  piëzometers  en  zeer  lage 
temperatuur.  De  verschillende  punten  op  eenzelfde  isotherme  zullen 
onderling  geringere  verschillen  moeten  vertoonen,  dan  met  boven- 
genoemde middelbare  fout  overeenkomt.  De  middelbare  fout  namelijk 
voor  een  bepaling,  atgezien  van  fouten  in  de  normaalvolume-bepaling 
1 1 
en  de  calibratie  van  het  groote  volume  is  ± tot  ± . 
® 2000  2400 
^ 12.  Yoorloopige  individueele  viriaaïcoefjicienien. 
Waren  de  temperaturen  niet  als  aflezingen  op  den  waterstofther- 
momefer  van  constant  volume  bij  1100  mm.  druk,  doch  op  de 
absolute  schaal  gegeven,  zoo  zouden  de  coëfficiënten  Aa,  Ba  enz. 
uit  de  vergelijking 
pvA  — Aa^t 
VA  V^A  v^A 
• (1) 
berekend  met  de  waarden  van  pvA  nit  tabel  XII  onmiddellijk  ver- 
geleken kunnen  worden  met  die,  welke  in  Med.  N”.  71  zijn  afge- 
leid. *)  Dit  is  echter  niet  het  geval,  daar  de  laatste  op  de  absolute 
schaal  der  temperaturen  betrekking  hebben.  Wij  hadden  ons  van  den 
aanvang  af  ten  doel  gesteld  uit  onze  metingen  zelve  de  correctie  van 
de  waterstofschaal  op  de  absolute  langs  experimenteelen  weg  af  te 
Er  moet  op  gelet  worden,  dat  bij  de  berekeningen  van  Med.  N'’.  71  begonnen 
werd  met  voor  het  absolute  nulpunt  als  eerste  benadering  273^.04  te  nemen;  de 
correctie  daaraan  zou  uit  de  uitkomsten  der  isotberme-berekeningen  gevonden 
worden,  om  dan  tot  eene  tweede  benadering  over  te  gaan.  Aan  273°.04  is  nog 
vastgehouden  bij  VI.  1 Suppl.  N^.  8 en  bij  VI.  2 Med.  M 92.  Sedert  is  echter  een 
stel  coëfficiënten  VII.  1,  die  in  de  volgende  Mededeeling  zullen  worden  gepubliceerd, 
berekend  met  de  verdere  benadering  voor  de  absolute  temperatuur,  n.1.  de  meer 
juiste  waarde  273°.09,  terwijl  er  ook  verbeteringen  in  kritische  grootheden  enz.  zijn 
aangebracht. 
