17 
O. Krümmel, Neue Beiträge zur Kenntniss des Aräometers. 
23 
des somit ausfallenden Hohlcylinders erreicht, wenn dessen Manteldicke auf 0.1 mm geschätzt 
wird, noch nicht ganz 0.06 mg; wäre die Manteldicke 0.2 mm, so kämen wir auch nur auf 
höchstens 0.15 mg, was also durchaus zu vernachlässigen ist. Dagegen fehlte den Kapillarwellen 
in der zweiten Reihe ein unregelmässig schwankendes Volum, dessen Gewicht sich jedoch 
angenähert berechnen lässt, wenn wir die korrespondirenden Aräometerstände bei gleicher Be- 
lastung mit Aufsatzgewichten mit einander vergleichen, was geschehen darf, da die Temperatur 
in der ganzen Serie sich nur um 0.05" erhöht hat. Wir erhalten dann: 
Belastung . . . 
+ 0.5 
+ 0.4 
+ 0.3 
+ 0.2 
+ 0.1 
erste Reihe. . . 
17.3 
32.1 
47.0 
61.6 
76.0 
zweite Reihe. . 
18.6 
34.8 
47.6 
62.8 
77.9 
Differenz .... 
+ 1.3 
+ 2.7 
+ 0.6 
+ 1.2 
+ 1.9 
Aus der ersten Beobachtungsreihe ergiebt sich, dass dem Anwachsen der Belastung von 
0.0 auf 0.5 g eine Eintauchung von 73.5 mm entspricht; folglich für je 1 mm Standdifferenz je 
6.8 mg Gewichtsänderung. In der zweiten Reihe hatte demnach die Kapillarwelle ein Minder- 
gewicht in folgenden Beträgen (in Milligramm): 
Belastung 0-5 -j- 0.4 +0.3 +0.2 +0.1 
Mindergewicht =8.8 18.4 4.1 8.2 12.9 
Hier liegt also der eklatanteste Beweis für die Wirkung der Kapillarwellen vor; solche 
Störungen, wie sie in der zweiten Reihe bei 0.4 g und 0.1 g Belastung aufgezeichnet wurden, 
sind allerdings nur bei grosser Unaufmerksamkeit zu übersehen; sie erhöhen, also fälschen die 
spezifischen Gewichte an Aräometer 66 um 0.0001 ! Anderseits aber hat man in der 
aufmerksamen Beobachtung der Kapillarwellenform eine Handhabe, die gröbsten Fehler aus- 
zuschliessen. Man sieht, dass im Allgemeinen schlechte Benetzung des Glases die spezifischen 
Gewichte zu hoch macht; in längeren Beobachtungsreihen spricht also die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass die niedrigeren Ablesungen die besseren sind, vorausgesetzt, dass die Temperatur 
als konstant gelten darf. — 
Unter den schon in der Einleitung erwähnten störenden Einflüssen, die eine Verunreinigung 
der Oberfläche und damit eine Erniedrigung der Oberflächenspannung herbeiführen, habe ich die 
von Oel und ähnlichen Substanzen ausgehenden gelegentlich näher untersucht. 
In Seewasser finden sich immer Spuren von Fett, da die Planktonorganismen solches in 
ihrem Zellinhalt absondern und bei Zerstörung der Zellen diese Fette ins Wasser gelangen. 
Wasser aus Wasserleitungen ist noch stärker fetthaltig, da es mit geölten Maschinentheilen in 
Berührung zu kommen pflegt; auch destillirtes Wasser ist nicht immer ganz frei davon. Fette 
pflegt die menschliche Epidermis auch an den Fingern abzuscheiden; und werden die Hände 
mit Seife „gereinigt“, so kann die Sache bisweilen dadurch nur schlimmer werden, denn Seifen- 
lösungen haben eine noch kleinere Oberflächenspannung als Oele. Wo man, wie beim Aräometer, 
mit den Fingern das zu untersuchende Wasser direkt oder indirekt berührt, giebt es also immer 
