36 
O. Krümmel, Neue Beiträge zur Kenntniss des Aräometers. 
30 
Bei der Beobachtung selbst achte man stetig auf die Formen der Kapillarwelle (S. 21), 
belaste das Aräometer im Anfänge so, dass es möglichst bis zum oberen Ende der Skala 
eintaucht, und nehme dann schrittweise je 0.1 g, oder bei rascherer Arbeit 0.2 g, vom Aufsatz- 
gewicht weg, bis man am unteren Ende der Skala anlangt. Dies geschehe in destillirtem 
Wasser genau ebenso wie in Seewasser. Für die gesuchten Stände im destillirten Wasser 
(S. 28) bestimmt man das zugehörige Gewicht durch graphische Interpolation, wobei auf dem 
Millimeterpapier ein Skalentheil = 5 mm, 0.1 g = 50 mm gesetzt und die Gewichte auf halbe 
Milligramm abgelesen werden; will man noch genauere Werthe, so interpolire man durch 
Rechnung, was aber kaum die Mühe lohnen wird. 
Um das spezifische Gewicht mit voller Genauigkeit zu finden, braucht man übrigens gar 
nicht, wie das in der Tabelle auf S. 28 geschehen ist, alle einzelnen 5 auszurechnen, wenn man 
dafür Sorge getragen hat, die Aufsatzgewichte immer um das gleiche Intervall anwachsen oder 
abnehmen zu lassen, also um 0.1 oder um 0.2 g. Alsdann nimmt man aus sämmtlichen Gs und 
0(i die beiden arithmetischen Mittel und erhält mit einer einzigen logarithmischen Rechnung 
den gesuchten Werth; so beispielsweise für die Tabelle auf S. 28: 181.5299: 176.2299 = 1.030'092. 
Die ältere Methode lässt sich freilich viel bequemer an. Hier verwendet man ganz 
bestimmte Aufsatzgewichte, die als Vielfache des leichtesten gearbeitet sind, und die man am 
Besten ebenfalls in Spiralform mit vertikalem Zopf aus Messing-, Kupfer-, Nickelin-, oder Neu- 
silberdrath herstellt; dann kommt man mit 4 bis 5 Gewichten aus, da sich die schwereren 
Belastungen durch Aufeinandersetzen der leichteren Gewichte erzielen lassen. Für jedes dieser 
Gewichte lässt sich ein für alle Mal nach der früher von mir gegebenen Anleitung^) für jeden 
Skalentheil das spezifische Gewicht 5 berechnen und alles in einer Tabelle übersichtlich 
zusammenstellen, sodass man unmittelbar nach der Beobachtung ohne alle Rechnung das zugehörige 
spezifische Gewicht auffinden kann. So bequem auch dieses Verfahren ist: wir wissen jetzt, dass 
es uns nur die vierte Dezimale genau zu geben im Stande ist. Trotzdem wird es, namentlich 
an Bord, zur ersten raschen Orientirung immer noch mit Vortheil verwendet werden können. 
Will man aber zuverlässige Angaben für das spezifische Gewicht, so wird fortan das neue Ver- 
fahren Buchanans ausschliesslich verwendet werden müssen. Es ist ebenso genau wie ein 
Pyknometer, aber viel bequemer. 
U Ann. d. Hydr. 1894, S. 425. 
