21. Ich fand folgende Resultate 
a. Erwärmungfsversuche. 
O 
b. 
Abkülungsversuche. 
tm 
Durchschn. Geschw. 
tm 
Durchschn. 
d. Erw. pro 1 Grad 
d. Abk. pro 1 
3 °-75 
8' 
4 °- 9 ° 
6' 
3 ’- 9 ° 
10'. 5 
40.67 
7 ‘ ■ 1 
3 0 - 8 3 
ii'.i 
40.62 
8'.o 
3 ° 87 
12'. 4 
4 "- 5 ° 
9 '.o 
3 '-85 
I2'.3 
40.5° 
io'.o 
30.82 
1 3 '° 
40.4° 
IÖ'.O 
3 1 ".85 
i4'.o 
4°-35 
2I'.0 
3 ".90 
i9'.o 
Es zeigt sich hier ein analoger Einfluss der Geschwindigkeit der Temperaturänderung wie bei den 
nach der EXNERschen Methode angestellten galvanometrischen Versuchen, nur mit dem Unterschiede, dass bei 
zunehmender Verlangsamung die resultirenden Werte für tm bei Erwärmungs- und Abkülungsversuchen nicht 
Zusammentreffen. Um nun einen Mittelwert aus den Versuchen unter a. und b. zu erhalten, können offenbar 
nur diejenigen Versuche mit einander verglichen werden, deren Durchschnittsgeschwindigkeiten nahezu dieselben 
sind. Die Abkülungsversuche, deren Geschwindigkeiten zwischen io' und 21' liegen, ergeben einen Wert von 
tm zwischen den Grenzen 40.50 und 40.35; die entsprechenden Erwärmungsversuche ergeben tm zwischen 3°,82 
und 3 0 .9O liegend. Daraus berechnet sich dann eine mittlerer Wert tm =4°. 14. 
V ersuche für destillirtes Wasser nach der J OULE-Pl AYF AIR’ schen Methode. 
22. Der von mir angewandte Apparat Fig. 4 hatte erheblich kleinere Dimensionen als der in A. 13 
beschriebene ursprünglich von JOULE und PLAYFAIR benutzte. Anstatt des Inhaltes von 50 Liter besass der 
Apparat nur einen solchen von nahezu 4 Liter. Um durch diese Verkleinerung die Genauigkeit des Verfarens 
nicht allzusehr beeinflussen zu lassen, verringerte ich vorzugsweise die Weite der aufrechtstehenden communi- 
cirenden Gefässe. Der Apparat war aus Zinkblech angefertigt; die Höhe der beiden aufrechtstehenden cylin- 
drischen Gefässe betrug 1 m., der Durchmesser derselben nahezu 50 mm. Die obere Rinne hatte eine Breite 
von 20 mm. .und eine Tiefe von 26 mm. War der Apparat gefüllt, so betrug die Tiefe des Wassers in der 
Rinne etwa 16 mm. Das untere Verb indungsror war durch einen Han geschlossen, dessen geringste Weite 
den Durchmesser 13 mm. hatte. Den in der oberen Rinne entstehenden Strom beobachtete ich in folgender 
Weise. Der Rand der Rinne war auf beiden Seiten in der Mitte durch angesetzte Blechstücke zu einer nach 
aussen liegenden Fläche erweitert. Auf diesem Ansatz war ein kleiner 200 mm. langer Stab senkrecht ange- 
bracht, der an seinem oberen Ende eine äusserst dünne, quer über die Rinne laufende Axe aus polirtem Stal 
trug. Um diese Axe drehte sich mit denkbar geringster Reibung ein sehr leichter in die Rinne herabhängender 
Zeiger der zum grössten Teil aus einem Strohhalm hergestellt war. An dem unteren in der Rinne befindlichen 
Teil dieses Zeigers war ein Glimmerblättchen von 13 mm. im Quadrat senkrecht gegen die Stromrichtung be- 
festigt und zwar derart, dass es bei der Bewegung des Zeigers sehr nahe über den Boden der Rinne fortge- 
fiirt wurde. Der Apparat wurde soweit gefüllt, dass das Glimmerblättchen sich auch mit seinem oberen 
Rande ganz unter dem Niveau des Wassers befand, die geringste Bewegung in der Rinne musste dann das 
Glimmerblättchen und mit demselben den Zeiger fortführen. Der letztere hing durch seine Schwere bei ruhigem 
Wasser senkrecht, trug aber an seinem oberen Ende ein kleines Gegengewicht, welches so abgeglichen war, 
dass sich der Zeiger nur sehr langsam in die vertikale Richtung einstellte. Entstand nun ein stationärer Strom 
in der Rinne, so musste der Zeiger eine constante Ablenkung zeigen. Diese Ablenkung beobachtete ich mit 
Hülfe zweier auf beiden Seiten der Rinne angebrachter Skalen. Die Teilstriche beider Skalen stimmten voll- 
ständig in ihrer Entfernung von einander überein, da die Skalen durch Zerschneiden einer einzigen gewonnen 
waren. Daher konnte ich die Stellung des Zeigers auf das Genaueste ablesen, wenn ich mein Auge so stellte, 
dass zwei zusammen gehörige dem Zeiger zunächst befindliche Teilstriche coincidirten. Die Entfernung der 
Teilstriche entsprach einer Drehung des Zeigers um etwa 20 Bogenminuten, und konnte ich die Zehntel eines 
solchen Skalenteiles mit Sicherheit abschätzen. Gegen Luftströmungen wurde der Zeiger vorzugsweise durch 
einen Glascylinder geschützt, welcher die Genauigkeit der Ablesung nicht beeinträchtigte. Um die Temperatur- 
änderungen in dem Apparat möglichst langsam vor sich gehen zu lassen, war derselbe mit Hede umwinkelt. 
Die Mischung des Wassers geschah durch zwei lange Zinkdrähte, an welche mehrere durchbohrte Blechscheiben 
.angesetzt waren. Zugleich waren an denselben die Thermometer befestigt und zwar derartig, dass beim Auf- 
