als Nordsee sehr vollständig bekannt werden würden. Die Kommission ist bereit, den Kapitänen 
die erforderlichen Instrumente und Journale zur Verfügung zu stellen, wenn sie dagegen 
auf die Zusendung der Beobachtungen rechnen kann. Möchten der Kommission von Kapitänen 
oder von Seiten grösserer Dampfschiffsgesellschaften, durch deren Vorstände nur recht zahlreiche Anzeigen 
von der Bereitwilligkeit die Bestrebungen der Kommjssion zu unterstützen, zugehen. 
Endlich ist noch zu erwähnen, dass von der Kaiserlichen Admiralität die auf der Expedition der Gazelle 
entnommenen Wasserproben, 335 an der Zahl, der Kommission zur Untersuchung übergeben worden sind. Die 
Bearbeitung dieses umfänglichen Materials gehört zunächst nicht in den Bericht über die Untersuchung der 
deutschen Meere und wird an einem andern Orte zu veröffentlichen sein. Indessen besteht doch ein Zu- 
sammenhang zwischen den mehr lokalen Untersuchungen der Kommission und den auf das Weltmeer bezüglichen, 
auf welchen schon in den früheren Berichten hingewiesen ist. Gewisse Ursachen der Strömungen im Meere 
werden z. B. in den begrenzten Binnenmeeren auf der einen Seite besser studirt, auf der andern Seite erst 
vollständig in Verbindung mit analogen Erscheinungen des Weltmeeres erkannt werden. Aehnliches gilt für 
die Temperaturvertheilung, für die chemische Zusammensetzung, den Gasgehalt u. s. w. Es ist daher unzweifelhaft 
von Werth für die Kommissionsarbeiten, wenn die Vergleichung der physikalischen und chemischen Verhältnisse 
des Weltmeeres herangezogen werden kann. Es ist deshalb auch die Absicht, nach vollständig durchgeführter 
Bearbeitung des von der Gazellen-Expedition herrührenden Materials, wenigstens die Resultate derselben in dem 
nächsten Kommissionsberichte mitzutheilen. 
In Beziehung aber auf einen Theil der Untersuchungen enthält schon der gegenwärtige Bericht eine 
ausführliche Mittheilung. Es ist dies die von Herrn Professor Dr. JACOBSEN in Rostock ausgeführte analytisch- 
chemische Bearbeitung einiger besonders für diesen Zweck ausgewählter Wasserproben der Gazellen-Expedition. 
Diese Arbeit bildet eine Fortsetzung und Bestätigung der in den früheren Kommissions -Berichten mit- 
getheilten Untersuchungen desselben Herrn Professors, durch welche die älteren Ansichten über die Zusammen- 
setzung des Meerwassers wesentlich berichtigt werden und ein gewisser Abschluss auf diesem Gebiete herbei- 
geführt wird. 
II. Die Beobachtungsinstrumente. 
Die zu den Stationsbeobachtungen gebrauchten Instrumente sind im Wesentlichen unverändert geblieben. 
Die Glasaräometer, direkt auf 0,0002 des specifischen Gewichtes ablesbar, haben sich sehr gut bewährt. Diese 
Instrumente gestatten, da die Grösse eines Skalentheiles immer noch fast 2 mm. beträgt, für einen einigermaassen 
geübten Beobachter sehr wohl noch die Hälfte des Skalentheilwerthes, also 0,0001 abzulesen. Damit ist alsdann 
die Genauigkeit der Beobachtung schon in die Grenze der zu verbürgenden Richtigkeit des Instrumentes ein- 
getreten und würde es überhaupt überflüssig sein, die Schärfe der Beobachtung weiter zu treiben, da unter 
0,0001 hinabgehende Differenzen des specifischen Gewichtes kaum Einfluss auf diejenigen Phänomene haben, 
deren Abhängigkeit vom specifischen Gewicht d. h. vom Salzgehalt festzustellen, sich die Kommission zur Auf- 
gabe gemacht hat. 
Im Gegentheile wird man schon mit einer etwas geringeren Genauigkeit zufrieden sein dürfen, wenn 
es dadurch erreicht werden kann, dass die aräometrischen Messungen in grossem Umfange, namentlich auf den 
Fahrten der Schiffe ausgeführt werden. Die Stationsaräometer sind beiläufig 30 cm. lang und erfordern also 
ziemlich lange Cylindergefässe für die Beobachtung. Wenn dies für die Stationsbeobachtungen auch gleichgültig 
ist, so erschwert die Länge des Instrumentes die Benutzung an Bord und hat aus diesem Grunde die Kommission, 
ohne zu viel von der Genauigkeit der Ablesbarkeit aufzuopfern, kurze Aräometer construirt, welche eigens für 
den Gebrauch auf Schiffen während der Fahrt bestimmt sind. Diese Instrumente sind nur 20 cm. lang, d. h. 
etwa von der Grösse der auf der englischen Marine benutzten Aräometer, welche aber nur eine sehr geringe 
Genauigkeit beim Ablesen gestatten. Die Kommission erreicht die grössere Genauigkeit dadurch , dass der 
Schwimmkörper des Aräometers verhältnissmässig sehr dick, der die Theilung enthaltende Hals sehr dünn 
gebaut ist. Ein Skalentheil vom Werthe 0,0002 des specifischen Gewichts ist dann immer noch über 1 mm. gross 
und bis zu dieser Grenze wird mit dem sehr handlichen Instrumente auch auf den Schiffen die erwünschte 
Genauigkeit der Beobachtungen leicht durchzuführen sein. 
Solche Aräometer, in zweckmässigen Bestecken zusammengestellt, sind von der Kommission zuerst in 
der geographischen Ausstellung in Paris und dann in ihrer jetzigen definitiv angenommenen Form in der 
»special loan collection of scientific apparatus« in London 1876 ausgestellt worden 1 ). Einige 
Bemerkungen über diese Bestecke dürften hier am Platze sein. 
') S. Bericht über die Ausstellung wissenschaftlicher Apparate etc. Zusammengestellt von Dr. R. Biedermann. London 1877. S. 707. 
