Wenn die Aräometer dazu dienen sollen, alle Verschiedenheiten des Salzgehaltes nachzuweisen, welche 
zwischen dem süssen Wasser und dem concentrirtesten des Oceans oder einiger Binnenmeere liegen, so würde 
man die Skalen von 0,0000 bis etwa 0,0300 ablesbar einrichten müssen. Also für eine Länge von 2 mm. für 
einen Skalenwerth von 0,0002 würde die Skale 300 mm. lang sein müssen. Eine solche Skalenlänge würde eine 
sehr unbequeme Form des Instrumentes bedingen. Die Kommission hat daher schon bei den Stationsaräometern 
eine kürzere Skale dadurch hergestellt, dass die Aenderungen des specifischen Gewichtes durch 5 sich anein- 
ander anschliessende Instrumente angegeben werden. Die Skalenwerthe gehen dann beziehungsweise bei den 
5 Instrumenten von 0,0000 bis 0,0070; 0,0060 bis 0,0130; 0,0120 bis 0,0 190; 0,0180 bis 0,0250; 0,0240 bis 
0,0310. Von diesen 5 Instrumenten werden aber an einer und derselben Localität nur einzelne gebraucht; im 
östlichen Theile der Ostsee nur das erste oder höchstens die beiden ersten, im Ocean nur das letzte. Nur da, 
wo sehr grosse Schwankungen des Salzgehaltes Vorkommen, wie z. B. im westlichen Theile der Ostsee, werden 
3 oder 4 der Instrumente Verwendung finden. Somit braucht auch ein Schiffsaräometerbesteck nicht alle 
Aräometer zu enthalten, sondern kann eine für die Fahrt des Schiffes passende Auswahl getroffen werden. 
Die Kommission hat nun die kurzen, Schiffsaräometer, für die zwei wichtigsten Fälle in Bestecken 
zusammengestellt 1) für oceanische Fahrten (mit Einschluss der Nordsee und des Mittelmeers) 2) für das stark 
angesüsste Wasser der Ostsee. Natürlich würden ja nach den besonderen Verhältnissen eines andern Binnen- 
meeres ganz entsprechende Instrumente herzustellen sein. Jedes Besteck enthält 4 Aräometer und 1 Thermo- 
meter. Von den Aräometern sind 2 gleiche für die feinen Ablesungen bestimmt (umfassen also z. B. für das 
oceanische Wasser die specifischen Gewichte 0,0240 bis 0,0310 und für die Ostsee 0,0000 bis 0,0070). Die 
beiden andern ebenfalls unter einander gleichen, dienen zu gröberen Bestimmungen für solche etwa vereinzelt 
vorkommende Fälle, in welchen die Theilung der feinem Instrumente nach der einen oder andern Seite über- 
schritten würde. 
Diese Aräometer mit kleinerem Schwimmkörper enthalten alle von 0,00 bis 0,04 vorkommenden Aende- 
rungen des specifischen Gewichtes und ist der Werth des etwa 2 mm. langen Skalentheiles 0,001. Die Genauig- 
keit der Ablesung ist also etwa V10 von der der Stationsaräometer, 1 / 5 von der der feinem Schiffsaräometer. 
Es sind von jeder Sorte der Instrumente 2 Stück im Besteck um 1 Reserveinstrument zu haben, falls 
eines verunglücken sollte. Wenn es gewünscht wird, kann dem Bestecke auch noch ein passender kurzer Glas- 
cylinder beigefügt werden, doch lässt sich die Beobachtung an Bord auch sehr bequem in dem zum Schöpfen 
dienenden kleinen Holzeimer (Pütz) vornehmen. 
Wenn die aräometrischen Bestimmungen für die Erforschung der physikalischen Eigenschaften des 
Meerwassers und namentlich auch zur Beurtheilung der Ursachen von Strömungen von Werth sein sollen, ist 
es unerlässlich, dass die Angaben der Aräometer mit einander ebenso vergleichbar gemacht werden, wie dies 
bei andern Messinstrumenten, Thermometern, Barometern u. s. w. der Fall ist. Leider ist dies bisher noch nicht 
geschehen und sind deshalb ältere Bestimmungen wcrthlos, bei denen die genaue Angabe darüber fehlt, auf 
welche Einheit des specifischen Gewichtes sich dieselben beziehen. Eine Vereinbarung bei den Aräometern eine 
und dieselbe Einheit zum Grunde zu legen, hat nun zwar noch nicht stattgefunden, indessen darf die Kommission 
sich doch der Hoffnung hingeben, dass die von ihr benutzte Aräometerskale in sehr weitem Umfange zur 
Anwendung gekommen ist oder kommen wird. Diese Hoffnung stützt sich darauf, dass eine nicht unbeträcht- 
liche Zahl von Instrumenten nach Muster der Kommissions-Instrumente auf Bestellung auswärtiger Staaten ver- 
fertigt und vor der Ablieferung mit den Normalinstrumenten der Kommission verglichen worden ist. Besonders 
erfreulich ist es, dass die Schiffe der deutschen Marine auf Anordnung der Kaiserlichen Admiralität jetzt mit 
den so eben erwähnten Schiffsaräometcrbesteckcn ausgerüstet werden. Es darf somit erwartet werden, dass 
von den Fahrten der Schiffe deutscher Marine bald ein reiches Material von Bestimmungen des specifischen 
Gewichtes zusammengebracht werden wird, welche nicht nur untereinander streng vergleichbar sein werden, 
sondern auch mit den regelmässigen Stationsbeobachtungen der Kommission, sowie mit den Beobachtungen, 
welche auf Veranlassung auswärtiger Staaten mit den von hier bezogenen Instrumenten angestellt werden. 
Zur Förderung der Uebcreinstimmung für die aräometrischen Angaben erklärt sich die Kommission 
bereit die nach ihrer Angabe verfertigten Aräometer stets vor der Abgabe an den Auftraggeber mit ihren 
Normal-Instrumenten zu vergleichen ‘j. 
') Aräometer nach Angabe cler Kommission liefert der Mechaniker und Optiker I,. Stegkr in Kiel und zwar zu folgenden kreisen ; 
Stationsaräometer das Stück zu 8 Ji. ; Schiffsaräometerbestecke ohne Glascylinder 25 M., mit Glascylinder 30 M. Für Normal - Instrumente 
stellen sich die Preise natürlich höher. 
Herr Steger hat sich verpflichtet keine Instrumente abzugeben, bevor dieselben von der Kommission geprüft und mit einem 
Beglaubigungsscheine versehen worden. Die Kommission wird sich wie bisher, so auch fernerhin sehr gern der Mühe unterziehen, die In- 
strumente zu prüfen. Die Stations-Instrumente und die feinem Schiffsaräometer werden nur dann abgegeben, wenn ihr grösster Fehler unter 
0,0002 bleibt. Instrumente, welche als Normale, zur Controlc der Beobachtungsinstrumente dienen sollen, dürfen nur den halben Fehler haben, 
müssen also bis auf 0,0001 richtig sein. 
