— 35 — 
Die Unterschiede des Quarzdicke bei verschiedenen Versuchen sind nahezu 
constant und gross genug, niifc Leichtigkeit beobachtet zu werden. 
Die Maximalblässe, welche für eine bestimmte Lichtquelle liergestellt war, aber 
durch eine Aeiicleruug der Quarz dicke zerstört ist, kann mm immer durch eine 
gewisse Drehung des Ocularuicols in dem Siuno, wie die Quarz dicke die Polarisations- 
ebene dreht, wieder liergestellt werden ; gloichsam, als habe diese Drehung des 
Ocularuicols die Drehungen aller Lichtstrahlen, welche durcli die Aenderung der 
eingeschalteten Quarz dicke im einerlei Sinne bewirkt "worden sind, aufgehoben. 
Diesen Winkel, um welchen das Ocularnicol gedreht werden muss, damit dio durch die 
Aenderung der Quarz dicke zerstörte Maximalbliisse wiedor erscheint, wollen wir im 
Folgenden kurz Com pensatiomwin kcl nennen. , 
Nähere Untersuchungen zeigeu, dass der Compensations'winkel von der Aender- 
ung der eingosclialteteji Quarz dicke abJiangig ist und zwar so, dass er mit der zu- 
nelimenden Grosse der letzteren auch wachst und dass tier Compensationswinkel von 
der Natur Lichtquelle abhängig ist, und zwar so dass er im Allgemeinen um so grösser 
ausfiillt, jo weisser das Licht der ijiclitquellc erscheint. So ist z. 13.， der Compensa- 
tionswinkel für das Sonnenlicht grösser, als für das Lampenlicht, clerjeuigo für das 
elec tri sehe ivoaleulicht wieder grosser, als für das Somienliclifc, so dass der Compensa- 
tions winkcl bei einer und derselben Aenderung der Quarz dicke eine jede Lichtquelle 
cliarakto risclie Cons tan to zu sein sclieint. Es drängt sich liier zuniiclist die Frage 
auf, welche Bedeutung einer solchen Consfcante für verschiedene Lichtquellen bei- 
z ulegen ist. Wir nehmen an : das Leukoskop sei fiir eine bestimmte Lichtquelle in 
die Maximalblässe eingestellt. Es hat aann die Polarisationscbonc jeder der ein- 
zelnen Stralilgattuügen, aus denen das Licht der in Eede stehenlicu Lichtquelle 
zusammengesetzt ist, eine bestimmte Lage gegen cuej eilige des Ocularuicols. So- 
dftim denken wie uns: es werden die Liclitstriiblcn aller Welleulänge, welche die 
jjiclitquelle aussendot, jeder einzeln fiiu sieb, in das Leukoskop eingelassen. 
Da die Drehung der Polarisatioiisebcne in der Quarzplatte bekanntlich mit der 
Abnahme der Wellenlänge des Lichtsti.aliles zunimmt, so reieüt selbstverstiiudlicli 
tier Winkel des Oculariiicols niclit für allo Strahlengatiungcn gleichzeitig liin, um 
die Miiximalbliisse — was in diesem liypothetisclicn Yersucli mit der gleichen Hellig- 
keit der beiden Spaltenbilder zusammeufallen würde — zu zeigen, ausgenommen 
einen Strahlen von bestit^mter Wellenlänge, fiir welchen der Winkel tics Ocular- 
nicols eben liinreiclien würde, dio Spaltenbilder gleich hell ersclicinen zu lassen. 
Diesen Lichtstrahl, dessen Wellenlänge offenbar weder die grösste noch die kleinste 
ist, bei der ein Strahl in uns noch die Empfindung ** Licht n hervorruft, welcher die 
Eigenschaft hat, bei der Einstellung des Leukoskops in die Maximalbliisse in den 
beiden Spaltenbildern mit gleicher Helligkeit aufzutreten, wollen wir im Folgenden 
dm Strahl von mittlerer Drehung oder kurz den mittleren Strahlen nennen. Aendern 
wir mm die eingeschaltete Quarz dicke um eine bestimmte Grösse, so wird dio 
Polarisationsebeue aller Strahlen weiter im einerlei Sinne gedreht, mithin drelit sich 
auch dio Polarisationsebene des mittleren Strahles um einen Winkel, welcher der 
Aenderung der Quarzclicke proportional ist, und die Maximalbliisse ist claim zerstört. 
Wenn wir die Annahme machen, dass die so zerstörte il LaximalbUisse iv eider in den 
