— 39 — 
Die Con stanz der nach der ersten Bereclnulgsweise ausgerechneten Wer the 
von 0m ist wenig befriedigend. Zwischen den nach der zweiten Berechnngsweise 
gefundenen Wer then bestellt sogar gar keine Uebereinstimruung mehr, <lenn sie zei- 
gen Abweichungen von mehreren ganzen Graden. Dass sie aber solche Ab- 
weichungen zeigen könnten, oder müssten, war leiclit vorauszuaelien ; denn um 
nach der zweiten Berechungsweise zu finden, sind die einzelnen Winkeldifferenzen 
des Oculaniicols mit dem entsprechenden Intervalle der Quavzdicke d. 1)., 0.1 wm zu 
dividiren. Da min die erste Dicimalstollc in den Wertbci) des Compensationswinkcls 
mit Unsicliorlieit behaftot i.sfc, weil sie nur geschätzt worden kouute. so rückte gerade 
diese unsichere Deciinalstelle durch die Division mit 0.1 in dio höhere Einheit hin- 
auf. Man sieht hieraus, dass die nach der zweiten Bcreclnmugswoise ermittelten 
Wertlie von sicli wohl um mehrere Einheiteu von einander uutersclieiden können. 
Als die Ursachen der Nichtübereinstimmung zwichen den Werthen von 
können ruir dreierlei annelimen. Erstens, dass die Lieh Demission der mit dem 
Leukoskop beiracliteten Licliiquelle waliuond der Beobachtungen sich geiimlcrt habe 
und zweitens, dass der bei der Natur ties zu Beobachtenden unvormeidliclie Fehler 
so gross sei, solche Iuconstauz dor Wertlie wie oben angegeben, zu bewirken. 
Drittens, dass diese Nichtübereinstimmung von einer mangelliaften Beschaffenheit 
des Instrumentes lierriilire z. B” dass dio eingeschalteten Quarz plat ten nicht geuftu 
plan parallel geschliffen oder nicht ganz renkreebt zur Axe des Instinraentes ein- 
geschranbt seien. 
Was die erste Ursache anbetrifi't, so begegnete es allerdings nicht selten, dass 
die Liclitemission der mit dem Leukoskop betrachteten Lichtquelle wahrend der 
Beobaclituugen sich merklich jintlerfc ; jedoch immer sehr 】 fti 】 gsam. Solche uu- 
regelmiissigc sprungs weise anftretende Scliwaukungon iu der Liclitemission wio die 
oben aiigegcbciion Zahlenwerthe von 0m clartlnui, zeigt nur das elect rischo Kolilen- 
liclit ; sie liegen aber in Bezug auf die liier in Ilcde stellenden Liclitquellen nussr r dem 
Bereich der AVtihrsclieinliclilieit. Dass uberliaiipteine Aenderung der Liclitemission 
cs nicht sein kann, welche jene Iuconstanz versursuclit, zeigt aufs Deutlichste die 
lialio Ueberein, Stimmung zweisclicn dem aritlimetisclien Mittel der nach clcr ersten 
mul zweiten Woiso bcreclincten Wertlie von 0 m ., was offenbar uiclit statt finden 
wiirdo, wenn die Liclitemission dor Lichtquelle walireucl clcr ]5col)rtclitungon sich er- 
heb licli ge ändert hatte. Daraus class diese beiden aritlimetisclien Mittel mit einander 
übercinstiminen, so grosse Abweichungen dio nach der zweiten "Weise bi.celmeteii 
Wertlie von 0 m unter sich auch auf weisen mögen, kaun mau scliliessen, dass die 
Felilerquelle, \velcho jene grosse Abweicl Hingen bewirkt, von der Art sein muss, dass 
die begangen eu Beobacbtuugsfeliler, oder andere Fehler, wahrend der ganzen Reibe 
von Beobachtungen sich gegenseitig auflieben. 
Dass die zweite Ursache im Wesentliclien jeue Iucoustanz herbeigefülirt 
liat, ergiebt sich, abgeselicu davon dass der Tlieilkreis am Octilarnicol mu* in 
ganzen Graden abzulesen gestattet, aus dem Umst ndo, tlass die Einstellung des 
Leukoskops in dio Maximalblässe nicht, so scharf gosohehen kann, dass die erste 
Decimalstello in den Werllien des Co m p on sa 1 ioi i s w i n la ; 1 s nicber 'v“re* Um den 
dadurcli begaugeueu üeobaclitungöfeliler liocli zu Yorgrö.sseii, konnnt noch der Um- 
stand liinzu dass man unter der Anwcnduug einer monochromati-sclieii Liclitquellc 
/ 
