— 42 — 
für (lio zweite Versuchsreilio 
r = 十 0°,2G 
und für die dritte Versuchsreihe endlich 
r = ± 0 C ,20 
Es gellt um aus don Wer then dieser Zahlen hervor, (lass man bei der Einstellung 
des Leulcoskops in die Maximalblässe im Allgemeinen keinen groösoron Fehler zu 
erwarten liat, als dcnj eiligen, Avclcbon man untoi 4 gleicnen Umständen bei doi , Ein- 
stellung dos Lculioskpps in die gleiclic Helligkeit tier beiden Si^altenbilder für eine 
monocliromatisclic Lichiquollo begehen wi’u.de. Dass dio Zalil r fiti* die erste Yer- 
ßuchsreilie grösser ist, als diejenige für die beiden Folgonclen darf uns nicht Wunder 
nehmen; denn tiie fi'u* das Tageslicht durch das Einsclialten einer 1 511 im (licken 
Quarzplatfee herstellbare Maximalbliisse ist schlecliter, als die durcli dieselbe Quarz- 
dicke fi'ir eia Gaslicht hergestellte (wio denn überhaupt, um gleich gute Maximal- 
hliisse zu ei.lialtci], um so grössere Quarz dicke erforderlich ist, je grosser die Liclit- 
o mission einei* Liclilquelle ist) was oü'cnbav den Beobachtungsfeliler vergrüssern 
muss. 
Lm Yergleicu der obigen Wertlie fiu* den wabrsclieiiilicliou Felilor mit den 
Zahlen unter der Hub lick “•/•’’ in der entspuechciulen Beobficlitimg«rei]ie zeigt, dasR 
in der ersten Versuchsreihe ö F eliler über r und 6 Fehler unter yorkommen mul 
eLenso ia tier zweiten. In der dritten Yersuolisreilie eiullich sind von den Beo- 
bachtungsfelilern 5 linier r und 6 über r. Ich glaube hieraus scliliosseu zu iu iissen , 
dass auch alle Beobaclituugen iu deu oben 111 itgetlieilten drei VersucliBreilion mit 
der Genauigkeit gemilcht worden sintl, welche die Boschafienlieit des Leukoskops 
im cl die Natur dos zu Beobachtenden überhaupt gestattet, mul dass die einzelnen 
Abweiclnmgen in den Wcrfclien von (ßm eiuzig und allaiu den imvermiclliclien Beo- 
baclituugsfchlorn zuzusclireiben seien d. li., dass man zweisclien 7) und Ö/s oino 
lineare Beziehung annemen darf, in sofern ÖA sich innerhalb Eines Millimeters 
bewegt und dass, falls acnnocli eine Function der eingeschalteten Quarztliclco 
sein sollte, dio Aeadoruug, welche 小 m durch die Aenderung der Quarzdicko um 
1 麵 erleidet, wohl nicht die erste Decimrlstellte ihres Werthes beeinflussen könne. 
Rathselliaft bleibt aber nocli das Yorherrsclien der nagativen Beobaclitungs- 
fehler nm die Mit fco dev beiden ersten Versuchsreihe. Iu der Mitte der dritten 
Yorsuclisreilio treten zwar positive Beobaclituiigsfobler auf, aber im Minimum. 
Auch in der Mit to der Versuchsreilio über die Drehung der Natriumlichtes 
kommen zwei positive Fehler yor und zwar im Maximum, Eine Aenderung der 
Liclitcmission der in Ecdc stehenden Lichtquellen kann es wohl nicht bewirkt 
liabon ; demi es wiire zu unwalirscliemlich anziuieliracn, dass drei Lichtquellen 
^älivend dei* drei zeitlicli von einaudor getrennt angostellten BcobaclitiiDgareihen 
immer denselben Yerlatlf in der Aenderung ihrer Lichtemission zeigten. Weniger 
uiiwalirsdioiiilidi ist die Anualime, dass man hierbei mifc der Ermudmjg der Netzhaut 
zu tliuu hat. Am Anfang jeder Versucbsreilic als die Netzhaut nocli ihr volles 
Perceptionsvermögen besass, wurdeu gewoimlicli grössere Fehler bei der Bestimmung 
der Compensationswinkel begangen, als um die Mitte, weil das Auge am Anfang clo 
