Natuurkunde. — De Heer JuLirs biedt eene mededeeling aan van 
den Heer W. J. H. Moi.l : ,,Een Exüncüemeter.’' 
(Mede aangeboden door den Heer van der Stok). 
Het principe waarop liet nieuwe toestel, dat ik ,,Extinctieineter” 
zon willen- noemen, berust, is in weinig woorden uit een te zetten. 
Een sterke lichtbron (een lialfwatt lampje binnen een lantaarntje) 
is vast opgesteld tusschen twee oiipervlakte-tliermozuilen I en H. 
Deze zijn aan een sfiiegelgalvanomeler aangesloten, en wel zóó, dal 
ze tegen elkaar zijn geschakeld. Wanneer door jnsteeren van het 
toestel compensatie is bereikt, d.w.z. de straling in beide thermo- 
zuilen gelijke thermosfroomen opwekt, zal de galvanometer géén 
uitslag vertoonen. Brengt men nu tusschen de lichtbron en de zuil I 
het voorwerp waarvan men de extinctie wil bepalen, dan zal ten- 
gevolge daarvan de straling die deze zuil treft worden verzwakt en 
I de galvanometer zal uitslaan. Het evenwicht kan worden hersteld 
door ook de thermokraeht van zuil II te reduceeren. Geschiedt dit 
reduceeren op meetbare wijze, dan heeft men een directe maat voor 
de gezochte extinctie. 
De eisch die bij deze methode aan de lichtbron wordt gesteld is 
i slechts deze, dat haar plaats ten opzichte \ an de beide theinnozuilen 
j gedurende de meting niet vei'andert. De beide thermozuüen moeten 
I voldoen aan de voorwaarde, op geheel overeenkomstige wijze op 
straling te reageeren. Verder moeten natuurlijk alle voorzorgen 
worden genomen, dat de straling niet door eenigerlei storing een- 
zijdig wordt verzwakt (door waterdam|) of het ontstaan van een 
waterbeslag b.v.), of versterkt (door straling van anderen oorsprong, 
dan direct van de lichtbron afkomstig). 
Deze storingen zijn door betrekkelijk eenvoudige voorzorgen te 
ontgaan, het stevig bevestigen van lichtbron en thermozuilen levert 
geen bijzondere moeilijkheden op, maar de eisch waaraan de thermo- 
zuilen hebben te voldoen is een zeei- hooge, vooral, wanneer boven- 
dien groote gevoeligheid wordt verlangd. Gedurende de meting toch 
worden de zuilen aan een sterke straling blootgesteld ; beider thermo- 
krachten moeten elkaar in evenwicht houden en blijven houden. 
Het geringste verschil in beider gedrag (b.v. in de wijze waarop de 
opgevangen warmte wordt afgevoerd), zal zich als een valsche 
galvanometeruitslag manifesteeren. 
