1003 
door Fig. 2 wordt v'^erdnidelijkt. Zuil / eii II krijgen ieder een 
slinnt, elk van 100 ü. De^shnnt van zuil II is onderverdeeld, en 
wel in 9 weerstanden van 10 en van JO van 1 £1. Met behulp 
■rVVVWWWWVF- 
MAY/WWW|V^' 
G ALV. 
Fig. 2- 
van twee sleepcontaeten (in fig. 2 door pijlen voorgesteld) kan van 
de electromotorische kracht door zuil II geleverd een zoodanige 
fractie worden afgetapt, dat juist (of bijna) de therniokracht van 1 
gecompenseerd wordt. De cijfeivs op den weerstandsschakelaar geven 
dan direct de procentueele extinctie aan; onderdeelen van een procent 
leidt rnen door interpolatie nit den nogoverblijvendengalvanoineter- 
uitslag af. 
Fig. 3 geeft den uitwendigen bouw van zulk een compensatie- 
schakelaar. De galvanometer is direct aan te sluiten aan de klem- 
schroeven gemerkt Galv., terwijl de klemschroeven D, en 
aan de overeenkomstig gemerkte klemschioeven van den extinctie- 
meter zijn te verbinden. 
Om het apparaat te justeeren, d.w.z. te zorgen, dat bij extinctie 
0, en terwijl de conipensatieschakelaar o[» 0 is gesteld, de galvano- 
65 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXVIll. A". 1919/20. 
