888 
Door zware isolatie (droge slakkenwol), die zich tusschen 
de wanden van den oliebak bevindt, werd eene voortreffelijke af- 
sluiting tegen de warmtestraling (geleiding) der omgeving verkregen, 
terwijl de bovenkant van den bak met het houten deksel werd 
afgesloten, waarin de noodige gaten waren uilgespaard om den 
roerder S, de thermometers 7\ en enz. door te laten. 
Buitendien was er door het aanbrengen van het houten kruis 
als voet en van den houten ring voor gezorgd, dat het metal- 
lisch kontakt tusschen binnen- en buitenwand van den metalen bak 
Averd opgeheven. 
Met behulp van de kraan laat zich de olie uit den bak aftappen. 
5. Aleer wij de beschrijving van den toestel voltooien, worde hier 
een enkel woord gezegd no[)ens de door ons gevolgde methode ter 
bepaling van de spec. warn)te ouzei’ oplossingen, daar door deze de 
verdere inrichting van deji toestel wei-d be|)aald. De methode komt 
jiu hierop neer, dat men aan deti kalorimeter, waarin zich een 
bekende gewichtshoeveelheid der o|)lossing bevindt, welkei’ spec. 
warmte men wenscht te bepalen, een bekende hoeveelheid elektrische 
energie toevoert en de temperatuurstijging meet, die dit tengevolge | 
heeft. Door herhaling dezei- bepaling met een bekende hoeveelheid j 
watei', waarbij meri den kalorimeter tot op dezelfde hoogte vult als i 
in de eerste proef, bepaalt men de waterwaarde van die deelen van j 
den toestel, die bij de kalorische nietii>g mede worden verwarmd ; i 
daardoor vermijdt men eene onkontroleerbare fout, ctie de meeste j 
oudere kalorische methoden aan kleeft. j 
6. Met het oog op den hier geschetsten gang van zaken brachten j 
wij in den kalorimeter een draadweerstand van materiaal, welks | 
temperatuur-koëfficiënt van het geleidingsverrnogen uiterst klein is; | 
daarvoor werd een manganinedraad gekozen, dien wij te voren door ; 
verhitting op 150° gedurende een etmaal kunstmatig hadden ,,gealtert”. j 
Daar wij de spec. warmte van elektrol.y t-oplossiiigen wenschten te 
bepalen, moest voor deugdelijke elektrische isolatie van den manganine- | 
draad worden gezorgd, terwijl anderzijds die isolatie een snelle uit- ^ 
wisseling der toegevoerde warmte met de omgevende vloeistof niet j 
mocht beletten. Daar weerstanden, die aan die eischen voldoen, tot | 
dusverre niet in de literatuur zijn beschre\’en ’), hebben wij zelf naar 
b De vaak gebruikte kwikweerslanden, opge.sloten in glazen kapillairen, laten 
wij buiten beschouwing, daar zij niet alleen zeer breekbaar zijn, maar tevens, 
tengevolge der glazen isolatie, de warmte slecht uitwisselen. Bovendien veroorzaakt 
de stroomwarmte zelf een verandering van den weerstand, die moeilijk kan worden 
