891 
meter gevuld was met water of oi)Iossiiigeu vaii kadmiumsulfaal, 
die ± 17 gew. proc. of minder zout l)evatten, wanneer 7’, (in de olie) 
0°.000 aanwees, de temperatuur van den kalorinieter gedurende 
onbepaalden tijd konstant bleef, als zij (o|> '1\ afgelezen) 0°.903 
bedroeg'. Ditzelfde verschil \an 903 didzendslen vertoonden de beide 
thermometers eveneens (bij stralings-evenwicht), wanneer zij beiden 
een gelijk bedrag (± 5 graden) hooger stonden. 
In geval de oplossingen van kadmiumsulfaat gekoucentreerder 
waren, moest dit verschil tengevolge der grootere roerwarmfe in de 
dan meer viskeuze vloeistolFen een gering bedrag grooter worden 
genomen (voor onze meest gekoncentreerde oplossingen 0°.950). Bij 
elke proef werd deze waarde afzondeilijk bepaald door de tem|)e- 
ratuur der olie zoodanig te regelen (terwijl die van den kaloriineter 
0°.900 bedroeg), dat deze laatste vóór de proef gedurejide een half 
uur konstant bleef. 
Bij elke proef (tijdsduur van toevoer van elektrische energie ruim 
21 minuten), hebben wij de stroomsterkte zoodanig gekozen, dat de 
stijging van ± 0°.235 per minuut bedroeg. Door regelen van 
en van de waterkraan J werd er voor gezorgd, dat de stijging 
der temperatuur van de olie een zooveel mogelijk gelijk bedrag in 
denzelfden tijd bereikte. Deze wijze vari werken liet niets te wenschen. 
'Tijdelijke afwijkingen van de evenwichtstemperatuur (waarbij dus de 
straling tusschen den mantel en den kalorimeter gelijk nul is) van 
0°.05 waren daarbij zeldzaam. Bovendien werd er (door i'egelen van J) 
voor gezorgd, dat positieve en negatieve afwijkingen ongeveer even 
lang en in even groot bedrag optraden, zoodat de gemiddelde af- 
wijking (die meestal 0°.()05 bedroeg) gedurende de proef, een l)edi'ag 
van 0°,01 slechts een enkele maal overschreed. 
De stralingskonstante, voor eenige tem|)eraluurverschillen bepaald, 
bleek 0°.0058 per minuut en per graad temperatuurverschil te be- 
dragen. 
11. Omtrent de meting van potentiaal en weerstand worde het 
volgende opgemerkt. ‘) (Fig. 2). 
1. Toevoer van elektrische energie aan den kalorinieter. De stroom, 
gelevei'd door 8 akkumulatoren, in S|)anning geschakeld, doorloopt 
achtereenvolgens de wip P,, de vei'warmingsspiraal of S^, den 
scliuifweerstand S^, de technische weerstandsbank W^, den Weston- 
ampèremeter I en de precisiebank TFi. Door middel van een hulp- 
b Verg. ook voor bizonderheden Ernst Gohen en A. L. Th. Moesveld, Zeitschr. 
f. physik. Chemie 93, 385 (1919) §§ 103—124. 
