892 
voorscliakehveerstand, die ons in staat stelde S.^ van lengte te ver- 
anderen, kan de weerstand van dezen gelijk worden gemaakt aan 
dien van S^. De stroonistei'kte, die wij bij de proef hebben gebezigd, 
was ongeveer 0.9 ampère; zij werd in verband met de gewenschte 
temperatnnrstijging van 0°.235 per minuut (zie § 10) geregeld met 
behulp van en De bank blijft tijdens dit gedeelte der 
proef kortgesloten. 
Het potentiaalverschil tnsschen de einden van den verwarmings- 
draad wordt gemeten met behulp van den potentiometer over de 
V D — knoppen ondei' inschakeling van den multiplikator, die 
dit potentiaalverschil op xV zijner waarde reduceert. De werkakku- 
mulator F wordt vóór en na de proef met behulp der normaal- 
elementen jV, en geijkt. 
Ter bepaling van den weerstand van den verhittingsdraad 
(weerstand ongeveer 15.97 ii) schakelt men in eenen weerstand 
van ± 180 52 en vergelijkt het potentiaalverval langs (gemeten 
over de knoppen V V — , multiplikator op 1 plaatsen!) met het 
verval tusschen en D,, naar verkiezing 15.9 of 16.0 52, gemeten 
over de knoppen B -{- B — . 
2. Toevoer van elektrische energie aan de „omgeving" . Als stroom- 
bron diende het net der Gemeentelijke Elektrische (Jentrale (spanning 
220 Volt). De stroom doorloopt achtereenvolgens (Fig. 2) den uit- 
schakelaar U, den weerstand TF,, en den verwarmingsdraad S^S^. 
De Voltmeter V is in een shunt geplaatst achter den weerstand TF,. 
12. Aleer wij den gang eener proef beschrijveji, worde hier een 
en ander omtrent de gebruikte materialen, zoomede omtrent bereiding 
en analyse der onderzochte oplossingen meegedeeld. Eerstgenoemde 
waren water en CdSO^, en in verband met eene voorstudie omtrent 
de bruikbaarheid der methode, KCI. 
a. Chloorkalmm. Een preparaat van Kaht.baum werd na eenmaal 
te zijn omgekristalliseerd na scherpe drogijig bij 150° zonder meer 
in gebruik genomen. 
b. Kadmiumsnlfaat. Ook hier hebben wij een preparaat van 
Kahi.baum gebruikt, welks zuiverheid door direkte oplosbaarheids- 
bepaling bij 30°. 00 C., zoomede door bepaling van het spec. vol. der 
verzadigde 0 [)lossing bij die temperatuur was gekontroleerd. Gevonden 
werd door indampen en tot konstant gewicht drogen op een ring- 
brander van ruim 13 gr. der verzadigde oplossing (spec. vol. 0.61820) 
43.56b Een in tri[»lo uitgevoerde bepaling van liet spec. volume der 
verzadigde oplossing leverde de waarde 0.61823, 0.61817 en 0.61820. 
Uit de door ons bepaalde kromme, die het spec. volume bij 30°. 00 C. 
