894 
De bedoelde vergelijking, die het spec. vol. vaii CdSO^-oplossiiigen 
bij 30°. 00 C. als fuuktie van de koncentratie voorstelt, is de volgende -. 
J. 00435 -0.957J49 .r + 0.162284^^ . . . (1) 
waarin het spee. vol. bij 30°. 00 C. bij eene koncentratie .r (gew. 
proc. van de oplossing, som = 1.0000) voorstelt. 
In Tabel 1 zijn naast de waai'den der koncentraties die van de 
gevonden en volgens vergelijki)ig (1) berekende van het spec. vol. 
opgenomen, benevens de verschillen daartusschen (X 10*). Daar 
de bepalingen met den pj'knomeler reprodnceei'baar waren tot op 
enkele eenhetlen in de vijfde decimaal, blijkt, dat de nauwkeurigheid 
der berekende koncentraties, ook in verband met de geringe af- 
wijkingen in de 4^’*^ kolom op één honderdsie procent mag worden 
gesteld, hetgeen, zooals later zal blijken, korrespondeert met een 
nauwkeurigheid van 1 a 2 eenheden in de 4'^*® decimaal bij de spec. 
warmten der oplossingen. 
TABEL 1. 
Bepaling van het specifiek volume van oplossingen van 
CdS 04 in water bij 30°.00 C. 
Konc. ') 
gew. o/p Som 
= 100.00 
Specifiek volume. 
Berekend 
Gevonden. 
Berekend. 
Gevonden 
X 105 . 
7.9865 
0.92888 
0.92894 
6 
8 819 
0.92298 
0.92305 
7 
15.336 
0.86148 
0.81638 
—10 
16.389 
0.85198 
0.85185 
—13 
23.140 
0.79152 
0.79155 
3 
27.605 
0.75249 
0.75249 
0 
28.323 
0.74627 
0.74627 
0 
32.029 
0.71433 
0.71443 
10 
37.692 
0.66653 
0.66664 
11 
42.063 
0.63057 
0.63045 
— 12 
43.564 
0.61820 
0.61818 
— 2 
9 Men lette er op, dat in deze tabel som = 100.00 is 
genomen, in onze vergelijking daarentegen = 1.0000. 
BepaHiuj der Waterwaarde van den Kalorimeter enz. 
13. Den kaloilmeler vulden wij met 800 gr. water (gered, op het 
ledig) en voerden zoowel aan dezen als aan de omgeving elektrische 
