152 
door aan den op den Polarisator vallenden lichtsti-aal dezelfde afwij- 
king, als de Polarisator veroorzaakt, doch in tegengestelde richting, 
dan' is de afwijking opgelieven. 
3. Bij de waai’iieining der strepen in den conipensator plaatst men 
voor dezen en de draadjes eene spleet, om het sterke licht, dat ter 
zijde van de draadjes door den conipensator gaat, af te schutten. 
Eene spleet van 1 mM. is voldoende. Eene nauwere geeft hinderlijke 
buigingsverschijnselen. Echter geeft eene verschuiving dezer spleet 
voor den compensator eene verandering in den stand der compensator- 
strepen. De spleet moet dus steeds symmetrisch t.o. der draadjes 
staan. Daar echter spleet en draadjes zich niet in hetzelfde vlak 
bevinden, wordt deze symmetrische ligging verstoord, zoo de stralen 
niet meer in de richting der as van den kijker achter den Analy- 
sator loopen. Voor elke instelling der compensatorstrepen moet alzoo 
de kijker zorgvuldig in de richting der teruggekaatste stralen woi’den 
gebracht. Wordt deze voorzorg in acht genomen, dan verschillen de 
standen der compensatorstrepen bij de onderscheidene Polarisator- 
standen hoogstens zooveel, als beantwoordt aan een fazeverschil van 
ü,0013X2:7r, terwijl de grens der waarneembaarheid is 0.0006 X2jr. 
4. Ten slotte heeft de eerste van ons nog de volgende verscher- 
ping der waarnemingsmethode aangebiacht. Met een voor evenwijdige 
stralen scherp gestelden kijker achter den compensator ziet men 
behalve het direkte spleetbeeld nog twee zijbeelden, ontstaan door 
inwendige terugkaatsing in ieder der wiggen. Bij instelling op de 
compensatorstrepen, alzoo op de draadjes, vallen echter de zijbeelden 
met het centrale, direkte samen. Het spreekt van zelf, dat dit voor 
een nauwkeurige meting van fazeverschil en amplituden-verhouding 
van het onderzochte elliptisch-gepolariseerde licht niet wenschelijk 
is. Schut men de stralen dezer zijbeelden af door een spleetscherm 
in het brandvlak van het kijker-objectief, dan wordt de compensator- 
streep volkomen zwart, smaller en scherper begrensd. De nauwkeu- 
righeid van slechts eene instelling op de streep beantwoordt aan 
0.0006 X 2jr, tei'wijl de nauwkeurigheid van het herstelde azimut, 
die vroegei- voor 64 instel litigen ongeveer 20' bedroeg, thans voor 
16 instellingen reeds 5' — 9' bedraagt. Het is ons gebleken, dat deze 
vergroote nauwkeurigheid volstrekt noodig is voor het onderzoek 
der oppervlakte-lagen. 
5. Ten einde het kwikoppervlak meer trilvrij te verkrijgen, wordt 
het kwikbakje op een kleinen stel voet, vrij van den Goniometer, 
