Scheikunde. — Ernst Cohen en H. R. Bruins: „Het gebruik van 
den waterinierferometer van Zeiss (Rayleigh-Ijöwe) voor de 
analyse van niet-waterige oplossingen ” 
1. Onder de metlioden ter quantitatieve bepaling van de samen- 
stelling van oplossingen munten in bet algemeen de optische uit 
door nauwkeurigheid en snelheid in uitvoering. Met het meest ge- 
bruikelijke meetinstrument, den i’efrakfometer, is het mogelijk, bij 
zeer zorgvuldige temperatuurregeling (tot op 0°. 01 konstant), brekings- 
indices te bepalen, nanwkeui-ig tot in 1 èi 2 eenheden van de 5*^® 
decimaal, hetgeen bij waterige zoutoplossingen ongeveer overeenkomt 
met een fout in de koncentratiebepaling van 0.02 '/o- 
In sommige gevallen, bijv. voor de analyse van uiterst verdunde 
oplossingen, is deze nauwkeurigheid echter niet voldoende. Een 
instrument, dat voor dergelijke bepalingen bizonder geschikt is, is 
de door de firma Zeiss in den handel gebiachte waterinterferometer 
volgens Rayleigh-Löwb. Deze stelt ons in staat, den brekingsindex 
van een oplossing te meten tot op twee eenheden in de deci- 
maal, overeenkomende met een fout in de koncentratiebepaling van 
ten hoogste 0.0002 Vo- Deze interferometer is echter, zooals zijn naam 
reeds aangeeft, gekonstrueerd voor het gebruik van water als oplos- 
middel, en alle onderzoekingen, die tot nu toe met behulp er van 
zijn uitgevoerd, betroffen dan ook waterige of zeer verdund-alkoho- 
lische oplossingen. 
In verband met een onderzoek, waarover wij binnenkort nadere 
mededeelingen hopen te doen, was het noodzakelijk, nauwkeurige 
analyses van uiterst verdunde oplossingen in organische vloeistoffen 
uit te voeren. Daarbij bleek 
nu, dat, wil men ook in dit 
geval van den interfero- 
meter gebruik maken, een 
M aantal voorzorgen moeten 
worden in acht genomen, 
die hieronder nader zullen 
worden uiteengezet. 
Fig. 1. Wij zullen echter hieraan 
