Natuurkunde. — De Heer H. G. van dk Sandk Bakhuyzen brengt, 
mede namens de Heeren H. Haga, W. H. Julius, P. Zeeman, 
en H. Kamertangh Onnes liet volgende prae-advies nit: 
Ten einde gevolg te geven aan liet verlangen van Uwe Excellentie 
de meening te kennen van de Akademie van Wetenscliappen over 
de bescliouwijigen en voorstellen van den Heer Güillaume, directeur 
van het Bureau International des poids et mesures te Sèvres, naar 
aanleiding van het verzoek van de Nederlandsche commissie voor 
de standaarden om de Nederlandsche standaarden van den Meter 
N". 19 en N“. 27 met den internationalen standaard M. te verge- 
lijken, heeft de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Akademie 
de eer Uwe Excellentie de volgende nota toe te zenden. 
De Afdeeling heeft daarin eenigszins uitvoerig ook historisch uit- 
eengezet, welke de toestand onzer standaardmeters is, en met welke 
nauwkeurigheid thans de betrekkingen tusschen die standaarden en 
den internationalen standaard M. bekend zijn; zij achtte zulks noodig 
om de besluiten, tot welke zij gekomen is, behoorlijk te motiveeren. 
In de eerste plaats zal worden nagegaan of de opmerkingen over 
den aard der eindstrepen op de Nederlandsche meters gegrond zijn, 
en ot het raadzaam is ze volgens het plan van den directeur van het 
Bureau des poids et mesui-es te Sè\'res uit te slijfien en door dikkere 
Ie vervangen. 
In de eerste jaren van het comité des poids et mesures, omstreeks 
van 1872 tot 1879 of 1880, waren de door de Eransche meter- 
commissie op de platina-iridiurn meiers getrokken eindstrepen zeer 
lijn, ongeveer 3 mikron breed, en rechts en links daarvan, op 
ongeveer 20 mikron afstand, van fijne nevenstrepen voorzien. 
In de vergadering van het comité van 2 October 1879 (Procès- 
verbaux pag. 42 — 44) werd de aard dezer eindstrepen ter sprake 
gebracht en werd door het lid Herk uit Weenen voorgesteld de fijne 
strepen te vervangen door dikkere, ten einde de vergelijking mogelijk 
te maken met andere meetstaven van dikkere eindstrepen voorzien. 
Aldus werd besloten. 
Ditzelfde onderwerp werd behandeld in de zitting van het comité 
op 28 Se[)tember 1880 (Procés- verbaux 1880 pag. 25 — 29), waarin 
door het lid Koerster uit Berlijn een rapport werd uitgebracht over 
de melrologische eigenschappen der voorloopige standaarden. Na de 
