183 
strepen invloed heeft op de vergelijking van meetstaven, is het van 
belang' te weten, hoe groot het verschil in dikte is van de strepen op 
onzen standaard N“. 27 en op de meetstaaf in den Franschen basis- 
toestel. Bij de metingen te Delft is op dit vei'schil niet gelet, doch 
daarna is aan den chef der geodetische afdeeling van den Service 
géographique de l’armée te Parijs verzocht de dikte van de strepen 
op de meetstaaf van het basisapparaat te bepalen. Tot zijn spijl kon 
hij deze bepaling eerst in October of November verrichten, zoodat 
de uitkomsten in deze nota niet kunnen worden medegedeeld. 
Met het oog op deze uitkomsten aaizelt men, om zonder nader 
onderzoek, de verklaritig der groote te Parijs gevonden verschillen, 
welke door Güillaume in zijn brief van 30 Mei wordt gegeven, als 
volkomen juist aan te nemen. Dat die aarzeling geheel gerecht- 
vaardigd was, bleek uit het antwoord van den Heer Guillaume d.d. 
2 Juli 1921 op een brief van den Heer v. d. Sande Bakhuyzen, 
waarin deze voorstelde dat te Parijs zou onderzocht worden of men 
hier niet met een gewone persoonlijke fout te doen heeft. De Heer 
Guillaume schrijft in den hier in copy bijgaanden brief : Mais lorsqu’ils 
ont exécnté des comparaisons de vos régies, ils n’avaient pas encore 
adopté cette méthode (namelijk om de persoonlijke fout te elimineeren) 
et leur équation personnelle, tenant a la fois a la ditference de largeur 
des traits, et a la différence d’écartement des fils était restée en 
entier dans les valeurs qu’ils ont trouvées l’un et Tautre pour vos 
étalons. Hij laat daar verder aan het einde van de 2e alinea op 
volgen: Autant qu’on puisse Ie voir l’action des traits latéraux sur 
les poi rités est trés faible. 
Zoo we dit alles samenvatten blijkt: 
1“. dat door fijne deelstrepen de nauwkeurigheid der metingen in 
het algemeen wordt verhoogd, en dal dikke strepen alleen dan eenig 
voordeel kunnen opleveren als de meter moet vergeleken worden 
met meetstaven met dikke eindstrepen, zooals die gewoonlijk bij 
grovere meetstaven voorkomen : 
2®. dat, noch bij de metingen der Nederlandsche Commissie te 
Parijs, noch bij de vergelijking van de meetstaaf in den Franschen 
basistoestel met den standaard N“. 27 te Delft eenig bezwaar is onder- 
vonden van de fijnheid der eindstrepen of van de aanwezigheid der 
nevenstrepen ; 
3®. dat ook volgens den Heer Guillaume, in tegenstelling met wat 
hij aanvankelijk meende, de groote verschillen der twee Parijsche 
waarnemers eenvoudig een gevolg waren van de gewone persoonlijke 
fouten, die men gemakkelijk op verschillende wijze kan elimineeren, 
en dat de invloed der nevenstrepen op de metingen zeer gering is. 
