185 
la dilatabilité de cjiiatre régies dans la grande eonlée de 1874, et 
je pense qne Ie inienx serait d’adinetti-e ponr vos deux régies la 
valenr moyenne qni était tronvée alors; 1’erreiir |)ossible faite 
en partant de eeite liypotliése [)arait devoir étre insignitiante. 
Een goede controle op deze Ijeschon wingen wordt opgelex erd dooi- 
de lengten van de meetstaaf van den franschen basistoestel in inter- 
nationale nieters, verkregen door metingen verriclit te Parijs en te Delft. 
De op die beide plaatsen gevolgde metlioden, gebruikte toestellen 
en vergelijkingsmeters en tle daar aanwezige waarnemers waren 
alle verscliillend. 
Volgens de nota van v. o. Sandf Hakhuyzen : Vergelijking van 
den ISlederlandsclien idatina-iridiiimmeter .... enz. (Verslag van de 
vergaderingen der Wis- en Natnnrkiindige Afdeeling der Akademie 
Deel XXlll pag. 323), was de te Parijs bepaalde lengte van de 
franselie meetstaaf bij 0°, als Al„ de lengte van den internationalen 
meter bij 0° is, in mikrons : 
L, = 4 J/, ^348,5. 
De metingen zijn verricht bij een gemiddelde temperatnnr van 
15° en de gebruikte nitzettingscoëilficient tnsschen 0° en 15° was 
8,662 (door een drukfout is hiervoor in de nota 1,662 gedrukt). 
Volgens de betere, door Benoit en Guillaume gevonden formule, 
zou de nitzettingscoëfücient tnsschen 0° en 15° hebben moeten zijn 
8,611, en zoo men van deze waarde uitgaat, is de juistere waarde 
van de te Parijs vergeleken meetstaaf: 
L, = 4 i/„— 348,5— 4 X 15 X 0,051 = 4 i/,—351,6. 
Uit de metingen te Delft verricht volgde: 
L, = 4 i/— 357,2. 
Deze metingen zijn ook verricht bij een gemiddelde temperatnnr 
van 15° en de gebruikte nitzettingscoëflicient tnsschen 0° en 15° was 
8,493 (door een drukfout in de nota is hiervoor 1,493 gedrukt), 
terwijl, volgens het vooi-gaande, de juistere uitzettingscoëtïicient 0,02 
kleiner is dan die van het metaal van Matthey dus 8,591. De 
juistere uitkomst van de te Delft verrichte metingen wordt dan: 
L, = 4 ii,— 357,2 + 4 (8,591—8,493) X 15 = 4 i/,— 351,3. 
De uitkomsten der metingen te Parijs en te Delft volbracht zijn 
dns volkomen in overeenstemming en wettigen de juistheid van 
het besluit dat de gebruikte uitzetlingscoëfticienten weinig van de 
waarheid zullen vorschillen. 
Uit de \'oorafgaande beschouwingen kan men de volgende con- 
clusies atleiden. 
1". De uitkomsten door Bosscha nit de metingen der Nederlandsche 
commissie afgeleid, welke hij in zijn rapport aan de regeering in 
