224 
1 — 37o van liet geheel uitmaakt. Ik zou dit willen omkeeren en 
zeggen : het klosje is een wel noodzakelijk, maar schadelijke toe- 
voeging aan den spiegel en men moet zorgen, dat het totale traag- 
heidsmornent niet veel grooter wordt dan dat van den spiegel. 
üit de volgende formules moge blijken hoever men daarin gaan 
moet. Daarna zal ik laten zien, dat men bij de technische uitvoering 
volgens deze beginselen de constrnctie-details stuk voor stuk kan 
berekenen, ongeveer zooals een ingenieur een dynamo berekent, en 
daarbij de gegevens van werkelijk nitgevoerde galvanometers, zooals 
zij door de N.V. vh. Kipp en Zonen te Delft in den handel gebracht 
worden, vermelden. 
Berekening. Voor de spanningsgevoeligheid heeft men 
Hf 
P = — ...... 
Dr 
als voorwaarde voor den aperiodischen grenstoestand 
2r 
= VVK 
( 1 ) 
( 2 ) 
en voor de ongedempte slingeringen 
D = 
T* 
K 
( 3 ) 
Hier en verderop hebben de letters de volgende beleekenis : 
P draaiing tengevolge van een E.M.K. één in de keten, 
H magnetische veldsterkte (ter plaatse van de verticale draden 
van het klosje), 
ƒ windingsvlak van het klosje, 
D richtkracht, 
K traagheidsmoment van het geheele systeem, 
traagheidsmoment van het klosje alleen, 
r weerstand van de geheele keten, 
weerstand van het klosje, 
T periode van de ongedempte slingeringen, 
m = HlH„an, 
waarbij de grootheden gemeten gedacht worden in electromagnetische 
cgs-eenhedeïi. 
Wanneer men uit (1), (2) en (3) Hf en D elimineert, vindt men 
= 
(4) 
voor de spantutigsgevoeligheid. Zooals bekend is wordt bij iederen 
galvanotneter de stroomgevoeligheid evenredig met I/j', de spannings- 
