226 
K _r _ H 
K o fimin 
en de daarmee bereikte gevoeligheid 
( 7 ) 
I 
I 
P’ 
T* (m-ir 
4jr'(^— Z„)(r-r„) ■ m’ 
Hieruit volgt verder dat men m zoo groot mogelijk moet maken. [ 
K — is het traagheidsmornent van den spiegel, r — r„ de gegeven j 
uitwendige weerstand (eigenlijk + de weerstand van den bewegelijken ! 
stroomtoevoer naar het klosje, die bij een bepaalde constructie ook | 
als gegeven te beschouwen is). De grootste, practisch onbereikbare, ; 
gevoeligheid is dus 
4 ^ 1 ® Kg/j r uitw 
( 8 ) 
en de verhouding P/P, kan men het nuttig effekt van den galvano- 
meter noemen. Algemeen vindt men daarvoor dus 
(9) 
Daar m bijv. 10 kan zijn, beteekenen de voorwaarden (7) dat 
men niet alleen, zooals bekend is uit vroegere onderzoekingen, den 
weerstand van den galvanometer klein moet maken t.o.v. den uit- 
wendigen weerstand, maar dat ook het traagheidsmornent van het 
klosje klein t. o. v. dat van den spiegel zijn moet. 
Technische uitvoering. Bovenstaande formules gaan we gebruiken 
voor het nader berekenen van galvanometers met twee verschillende 
perioden, 3 resp. 8 sec. Voor de te gebruiken ronde spiegeltjes 
heeft men : 
doorsnede 12 10 8 millimeter j 
traagheidsmornent 0,0055 0,0026 0,0011 j 
bij een dikte van 0,20 mm. Nog dunnere spiegels zijn meestal | 
onvoldoende vlak, en verbuigen ook al te gemakkelijk door de | 
bevestiging. ' j 
De bereikbare waarde van H hangt van de grootte van den ge- j 
bruikten staalmagneet, maar ook van de afmetingen van het inter- i 
ferrum af. Bij verschillende bestaande galvanometers vond ik voor ! 
H circa 700, bij één 1100. De kleine klosjes met weinig windin- ! 
gen, die volgens het bovenstaande noodig zijn, maken het mogelijk 
H belangrijk grooter te maken, mits men een ijzeren kern binnen | 
het klosje plaatst. Ik gebruik bijv. een kern van 6,8 mm. door- i 
