227 
snede en 15 mm. lioogte, daaromheen een Inchtspleet van 1,2 mm. 
Het klosje bestaat dan uit reclithoekige draadwindingen van 8x16 
mm. Met een eenvoudigen staalmagneet blijkt dan 
H— 2000 
te worden. Deze waarden zal ik voor ’t vervolg aantiemen. Uit (6) 
vinden we voor koper bij 3 resp. 8 voor 250 resp. 150. 
Neemt men echter de horizontale draden in aanmerking, dan wordt 
de weerstand 3/2 maal, het traagheidsmoment 7/6 maal zoo groot, 
en daardoor 
H^nin = 330 resp. 200 
m = 6 ,, 10 
Om het klosje niet al te dun en mechanisch te zwak te doen 
worden neem ik nu niet volgens (7) K\K^ = ni, maar 3. Daar- 
door zal het nuttig effekt volgens (9) toch nog 78 resp. 807o ^Ijn, 
tegenover 83 en 90 V» i» gunstigste geval. 
Kiezen we voor den snelsten galvanometer den spiegel van 8 mm., 
voor den anderen dien van 10 mm., dan wordt dus 
/i:, = 0,0005 resp. 0.0013 
en daarmee 
i? = 0,0070 „ 0,0025 
We hebben hier reeds vrijwel het uiterst bereikbare voor ons, 
zoodat kleinere spiegels bijna geen grooter gevoeligheid meer zouden 
geven. In de berekeningen is n.1. nog geen rekening gehouden met 
de luchtdemping . Deze blijkt hier reeds zeer merkbaar te zijn. 
Belangrijk verder verkleinen van het product KD, dat hier 10. 10^^ 
is, zou veroorzaken dat de galvanometer bij geopende keten i-eeds 
aperiodisch gedempt werd. Door een smaller klosje te nemen zou 
men wat verder kunnen komen. 
Voor de verdere berekening moet nu de weerstand gegeven zijn. 
Als voorbeeld kies ik 100 Q voor den totalen weerstand. Uit (6r?) 
vinden we 
— =12 resp. 33 eri ?•(, = 8,3 resp. 3,0 12 
en verder ƒ uit 
7 
-^ — -sG= 2,6 . 10-5 
r 4 
ƒ =13 in beide gevallen. 
Daar één winding een oppervlak van 1,2 cm’ heeft, moet men 
dus 11 windingen nemen, en een draadlengte van 51 cm. Uit weer- 
stand en lengte volgt voor den diameter van den draad 0,035 resp. 
0,06 mm. De eerste van deze waarden is al te klein. Men kan 
15* 
