323 
Daardoor wordt eeo gespannen veer (22) nog meer opgewonden ; 
die veer tracht zich te onts[)annen op een uurwerkje, uit eenige 
tandraderen en ronseis bestaande fk,, Ci, k^, en rj. Op de as (23) 
van fj en k, zit echter ook een schijf (24) met één tand (25). 
Daartegen drukt een pal (26( en deze belet de draaiing van liet 
mechanisme. Op dezelfde as (23) is een klauwtje (27) aangebi-acht, 
dat, als het ronddraait, palrad (17) van den auxanometer over een 
bepaalden afstand (b.v. 2 tandjes) meeneemt. 
Nu is hefboom (26) éen geheel met pal (28) die de directe ont- 
spanning van veer (22) belet. Tijdens de aantrekking van het anker 
wijkt deze pal uit over een tand van palwiel (20). Daardoor wijkt 
ook hefboom (26) uit en wel zoover, dat schijf (24) vrijkomt, juist 
op het oogenblik, dat tegenpal (28) over de tand van rad (20) snapt. 
Schijf (24) maakt nu een omwenteling, klauwtje (27) ook. Het 
contact gaat dus omhoog. De verhouding der tanden van kj en 
is zoo, (8 ; 1), dat liet uurwerkje telkens juist zoover wordt op- 
gewonden, als het tegelijkertijd afloopt. Een vleugel-regulatie (29) 
matigt den gang van de raderen. 
Het principe van dit toestel is, op andere wijze, reeds toegepast 
door Bovie*). Deze laat o.a. de plant direct den stroom sluiten, die 
den electro-magneet activeert. Hieruit moeten grove fouten voort- 
vloeien ; de zelfinductie bij het verbreken van den stroom moet een 
vonk geven, die de contact-metalen doet afsmelten ; de plaats van 
contact is dus veranderlijk. Daarom wordt bij het boven beschreven 
toestel een zeer zwakke stroom door de plant gesloten, die wordt 
omgeschakeld door een bijzonder 
Relais, n.1. een spiegel-galvanometer, achter welks spiegel een 
ijzeren staafje met platina-puntjes (31) (zie fig. 3) is aangebracht. 
Onder het draaien van 
den spiegel komen deze 
puntjes in een paar potjes 
met kwik (32), waar- 
door een tweede stroom- 
keten wordt gesloten. 
Deze galvanometer, in- 
sgericht als relais, paart 
aan zijn groote gevoe- 
ligheid nog andere voor- 
deelen. Zoo is de zelf- 
inductie zeer geri ng, door 
De galvanometer, gebruikt als relais. dat er geen ijzei’en kern 
1) W. T. Bovie. Bot. Gazette, 1912. 53. 
