421 
maakt de troebelitig van oogenblik tot oogenblik Ie meten. Het 
principe van dit apparaat is in enkele woorden mede Ie deelen. 
Een sterke lichtbron is vast opgesteld tiisschen twee oppervlakte 
thermoznilen, volgens Moi.l, I en II. Deze zijn tegen elkaar in, ge- 
schakeld aan een spiegelgalvanometer volgens Moi>r. Tnsschen het 
lampje en de thermoznil I bevindt zich eeji en vet met water, tnsschen 
het lampje en de thermoznil II een envet met hel te onderzoeken 
bloedplasma. Het licht, dat de thermoznilen treft, is dus eenerzijds 
verzwakt door water, anderzijds door bloedplasma. Door een der 
thermozuilen te vei'plaatsen of wel door het lampje te verschuiven 
kan men gedaan krijgen, dat het in oiigelijke mate verzwakte licht 
met gelijke sterkte beide thermoznilen treft. Beide thermosiroomen, 
daardoor opgewekt, zijn dan gelijk en de galvanometer zal een 
stroom nnl ontvangen, het door den spiegel gereflecteerde lichtbeeld 
neemt den nulstaiid in. Het apparaat is dan ,, gejusteerd”. De ge- 
ringste verandeiing in de troebeling van het plasma verstoort het 
evenwicht en levert een uitslag van den galvanometer; het apparaat 
is zoo snel, dat na eene eventueele plotselinge verandering der troe- 
beling het lichtbeeld binnen twee secnnden tot rust gekomen is. 
Bovendien is het mogelijk met behulp van een zoogenaamde com- 
pensatie-schakelaar de opgelieden ti'oebeling procentueel te melen. 
De methode wordt nu als volgt nitgevoerd : in een steriele droge 
Recordspuit van 10 cm’ met scherpe droge riaald wordt 1 cm’ van 
eene heldere steriele oplossing van 1 /„ kalium oxalaat in 0.85 
keukenzout opgezogen, de naald wordt in eene cubitaalvena gebracht 
en het bloed tot 10 cm’ geaspireerd. Er wordt zorgvuldig op gelet, 
dat het bloed gemakkeliik in de spuit vloeit, dat niet eerst de ader 
doorstoken wordt en dat niet tegelijkei-lijd lucht wordt meegezogen. 
Het verkregen mengsel wordt gedurende 20 minuten gecentrifugeerd 
in steriele centrifugeerbuisjes, waardoor de bloedlichaampjes en bloed- 
plaatjes neerslaan en het bovenstaande meer of minder troebele 
plasma kan worden afgepipetleerd en in steriele buisjes worden 
overgebracht. Drie cm’ van dit oxalaat|)lasma (zeei- nauwkeuilg met 
steriele pipetten gemeten) worden in zuivere en droge envetjes ge- 
bracht. De \ erschillende door mij gebruikte cuvetjes zijn van het- 
zelfde glas gemaakt en hebben nauwkeurig gelijk gemaakte afmetin- 
gen, zoodat niet alleen de dikte van de vloeistoflaag, maar ook de 
hoogte, waartoe het cnvelje gevuld wordt, steeds dezelfde is, m. a. w. 
het aanrakingsoppervlak tusschen plasma en glas gelijk is. Dit 
cuvetje wordt geplaatst in een als thermostaat ingericht envet, van 
een speciale constructie, dat met water gevuld en elecirisch ver- 
warmd wordt. 
