129 
spectrum bezit. Dit voorloopige resultaat gaf aanleiding tot een 
uitvoerig onderzoek, dat door den Heer A. Deümens werd verricht, 
en dat in deze Verslagen gepubliceerd zal worden, Het bleek daarbij 
dat de plaat een selectieve absorptie vertoont, die onder geschikt 
gekozen omstandigheden gering kan zijn. De filters werden dan 
ook met behulp van de door den Heer Deümens uitgewerkte methode 
nagemeten en bij de discussie van onze proeven werd de voor elk 
golflengtegebied gevonden verzwakking in aanmerking genomen. Wij 
gebruikten een tiental fotografische filters, wier doorlaatbaarheid in 
procenten volgens een meetkundige reeks werd gekozen. Op deze 
wijze kunnen de nauwkeurigste resultaten verkregen worden ; daar 
toch de zwarting bij benadering evenredig is met de logarithme van 
de intensiteit, bereikt men met een dergelijke rij filters een regel- 
matig opklimmende schaal van zwartingen. 
3. De zwarting der gefotografeerde spectra werd gemeten met 
den fotometer van Dr. W. J. H. Moll’). Gebruikt werd het kleine 
en eenvoudige apparaat van het Instituut voor Theoretische Natuur- 
kunde dat geschikt is om voor groote spectrale gebieden de zwarting 
te bepalen. Het toestel wijkt in enkele opzichten van den door 
Dr. W. J. H. Moll in deze Verslagen beschreven microfotometer af; nh: 
1®. De spleet is weggelaten (zie l.c. p. 571 fig. ö) terwijl het 
microscoopobjectief O, van de gloeispiraal zelf een beeld op de plaat 
P ontwerpt. 
2®. De snelheden van de fotografische plaat P en van de registreer- 
trommel R waren zoodanig geregeld dat een verschuiving der foto- 
grafische plaat over 10 cM. overeenkwam met een verplaatsing van 
het gevoelige papier op de trommel over de helft van zijn lengte: 
d.i. circa 20 cM. 
Vóór en na elk spectrum kwam een stuk van de heldere onge- 
zwarte plaat in den lichtweg, en bereikte de galvanoraeteruitslag 
zijn maximaal bedrag. 
De donkere Heliumlijnen, die als inkepingen in de continu ver- 
h Dit voorloopig onderzoek leverde het 
Kleur van het opvallende licht. 
Rood 
Geel 
Groen 
Blauw 
Violet 
Totale zichtbare spectrum 
*) Dr. W. J. H. Moll, Een nieuw 
A. V. W. XXVIII (1919), p. 566. 
volgende resultaat: 
Doorlaatbaarheid van het filter. 
27.4 o/o 
27.6 o/o 
27.0 % 
25.6 o/o 
25.0% 
27.2 7o- 
registreerende microfotometer. Versl. Kon. 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXIX. A®. 1920/21. 
9 
