4H8 
\ aii een cnvel 6V, gevuld inel een gekleurde \ loeislof, en \ ;ui een 
kienrtilter Fi' heeft men liet in zijne hand oin een bundel van de 
gewen, scide kleur op de plaal toe Ie lalen. Daarna li'eft de bundel 
de thermoznil Th en x’ei'oorzaakt een thermosiroom, die evenredig 
i.s mei de energie x an het opvallende licht. De infeirsileil woi’dt met 
behulp van een compensatiemethode gemelen. 
De sti’oom van een accumulalor A)‘ word! door (ie decaden- 
weerstaudsbank H/r') o|) de sterkte gebracht, waarbij de thermo- 
stroom gecompenseerd is. De galvanometer Dr is dan stioomloos 
De kelens van accumulalor en Ihermozuil hebben den mangatden- 
draad AH, van ongeveer 0.1 Ohm, gemeen. Shunt St. bexeiligl den 
(jral vanometei' Gr tegen Ie sterke stroomen. De nul, stand wordt ver- 
kregen door Klep Kj) voor de lamp te brengen en met Strooni- 
sleutel SI den stroom te vei'breken. 
De zwartingsmclingen gescliiedeu op de volgende wijze; In den 
lichtweg der lamp Lj) zetten wij het ongezwarle deel der photo- 
graphische plaat Ht en bepalen den weer.stand /f„, in weerslands- 
bank Hk noodig om den thermostroom te compenseeren. Daarna 
verschuixen wij Pt, totdat hel gezwarte deel dei' plaal in den licht- 
weg staal en compenseeren weer, stel met il^ Ohm. De zwaï'ting 
wordt dan gegeveti door log ~ = log . 
/ I Ay 
') Op de decadenweerstandsbank kan men iederen weerstand van ü.1 tot 
100. 000 ohm. inschakelen. 
