464 
Bij de metingen moeten we letten op de volgende foutenbronnen ; 
1“. De spectrale energieverdeeling der lamp {Lp) verandert bij 
langdurig gebruik. Dezelfde zwartingen, gemeten met een tusschen- 
ruimte van eenige uren branden der- lamp gaven nooit verschillen 
gfooter dan de nauwkeurigheid die de methode toestaat. 
2°. De stroomsterkte van de lamp kan fluctueeren ; daarom moet 
deze voortdurend gecontroleerd worden. Er is zorg gedragen dat de 
fout tengevolge van de fluctuaties in de intensiteit der lamp ten 
hoogste van de orde van 17 o blijft. 
Daar na het aansteken eener lamp eei-st na eenigen tijd de stati- 
onaire en maximale intensiteit wordt ber-eikt, worden de waar- 
nemingen steeds een half uur na het aansteken der lamp begonnen 
en blijft de lamp gedurende de geheele waarnemingsreeks branden. 
3“. Wanrreer wij op de tlrermozuil Th licht toelaten'), bereikt de 
galvanometer Gr binnen 2 seconden zijn evenwichtstoestand. Blijft 
de str-aling aarrlrouden, dan zien wij den uitslag, na even constant 
te zijn geweest, langzaam terugloopen. Dit is een gevolg van het 
warm worden van de omgeving van diè contactplaatsen in de 
tlrermozuil, welke niet dir-ect bestraald worden*)- 
Om den invloed dezer fout zoo klein rnogelijk te maken, worden 
de achtereenvolgende handgrepen bij de metingen met constante 
intervallen verricht. 
Deze intervallen wordeit aangegeven door een electrische klok 
die elke 10 secotrden een kwikcontact even sluit. Daardoor wordt 
via een relais door de wip Wp, die bij E om een hor-izontale as 
kan dr-aaien, gedur-ende 10 seconden beurtelings de stroomketen bij 
C en i) gesloterr en verbroken. Alleen gedureitde de 10 seconderr 
dat de slrurrt St in C is uitgesclrakeld en de accustr’oom in D is 
ingeschakeld, staat de klep Kp open en wordt het licht op de 
thermoznil toegelaten. 
Het zal zonder- meer duidelijk zijn, dat men in deze 10 seconden 
de weerstandsbartk BK niet zoo karr instellen, dat de thermosti-oom 
totaal gecompeirseerd is. Daarom maakt men door een voorlobpig 
ortder-zoek uit, welke waarde van den weerstand voor iedere zwarting 
noodig is om deir thermostroom ongeveer te conrpenseeren. De 
galvarrorneter ver-toorrt dus een kleinen uitslag. Als uitslag geldt het 
verschil tussclrerr orrgeshunten nulstand (1) d. i. als klep Kp dicht, 
wip Wp in stand 1 en sleutel SI uit den stroomkring staat err den 
') De thermozuil is voorzien van een cylindrischen koker teneinde zijde- 
lings invallend licht te weren. 
Dit verschijnsel treedt in de nieuwste, verbeterde constructie der thermo- 
zuil in veel mindere mate op. 
