465 
ongeshunten èvenwichtsstand (3) d. i. als klep Kp open, wip W in 
stand 1 en sleutel SI zich in den stroomkring bevindt. ') 
CJit den uitslag in m.m. wordt de correctie van den weerstand 
berekend. 
De invloed van de onder -N°. 3 genoemde fout is door deze wijze 
van werken zoo klein raogelijk geworden, want 
1*. wordt de tliermozuil steeds op dezelfde wijze en wel slechts 
gedurende eenzelfden korten tijd bestraald, 
2“. is iedere waarneming het gemiddelde van verschillende metingen. 
Bovendien wordt iedere photographische plaat minstens tweemaal 
doorgemeten. 
II. De metingen. De eerste waarnemingen deden aanstonds zien 
dat, zooals te verwachten is, de zwarting eene functie is van de 
golflengte van het licht waarmede men haar meet. Vaak herhaalde 
waarnemingen bevestigden de eerste resultaten. 
Gebruikt worden Wellington platen. Speed 100 en Speed 400, 
afmeting 13 X 18 c.m., telkens van eenzelfde emulsienummer. ') 
b Zooals reeds gezegd is, heeft men telkens een periode van 10 sec.; 
deze tijd is ruimschoots voldoende om den galvanometer met of zonder 
thermozuil tot zijn evenwichtsstand te laten komen en den daarbij op de 
meetschaal bereikten stand tot op 0.1 m.m. af te lezen. 
Op elke periode (1) en (3) van 10 sec. volgt eene periode (2) waarin de 
wip Wp in stand 2 staat en dus de galvanometer door de shunt beveiligd 
is tegen te groote uitslagen. 
In deze periode (2) van 10 sec. kan men de noodige handgrepen, als 
het openen en sluiten van klep Kp en sleutel SI, het instellen der weerstands- 
bank BK op den vooraf benaderden weerstand en het noteeren der waar- 
neming, verrichten. 
Iedere waarneming bestaat nu in het aflezen van 3 nulstanden (1) en 2 
standen (3) en duurt dus 90 sec. Het verloop der waarneming kunnen wij 
karakteriseeren door de periode’s (1) (2) en (3) in de goede volgorde aan 
te geven, n.1. : 
(1) — (2) — (3) — (2) — (1) — (2) — (3) — (2) — (1). Door te middelen tusschen de 3 
standen (1) en de 2 standen (3) en af te trekken, vindt men hieruit den ge- 
zochten kleinen uitslag in m.m. 
b De platen, Speed 100 worden ontwikkeld met hydrochinon volgens het recept : 
1ste oplossing: Hydrochinon 36 gram 
Kalium metabisulfiet 36 „ 
Broomkalium 36 
Water 3000 „ 
2de oplossing: Kalium hydroxyde 144 „ 
Water 3000 „ 
Gebruikt worden gelijke volume deelen van beide oplossingen. 
De platen Speed 400 worden ontwikkeld met glycine volgens het recept: 
