Natuurkunde. — De Heer W, H. Jülius biedt eene mededeeling 
aan van de Heeren L. S. Ornstein en H. C. Burger: „De 
absorhtie- coëfficiënt van Jodium- oplossingen in het zichtbare 
Spectrum. Absorbtiemetingen’ . 1. 
(Mede aangeboden door den Heer J. P. van der Stok). 
1. Onder de verschillende methoden die dienst doen ter bepaling 
van de verhouding, waarin het licht door een absorbeerende stof 
verzwakt wordt, is die waarbij de energie der straling met galvanometer 
en ihermozuil gemeten wordt, wel een van de eenvoudigste. In het 
volgende worden absorbtie metingen beschreven, die door ons langs 
dezen weg verricht zijn, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van de 
thermozuil en den galvanometer van Dr. W. H. Moll. 
De metingen werden door ons op de volgende wijze uitgevoerd. 
Een lichtbron L (zie tig. 1) wordt door een lens 6\ afgebeeld op de 
primaire spleet aSj van een monochromator M. De secundaire spleet 
aS, wordt met behulp van een lens (7, afgebeeld op de thermozuil T, 
de thermostroom wordt met den galvanometer gemeten. Tusschen de 
spleet 5, en de lens C, bevindt zich de absorbeerende stof A. De 
verhouding van den uitslag van den galvanometer met en zonder de 
absorbeerende stof in den lichtweg geeft de verhouding aan, waarin 
het licht van de uit den monochromator tredende golflengte, wordt 
verzwakt door de absorbeerende stof. 
2. Ais lichtbron is een nitra-lampje (A. E. G.) gebruikt van 
25 K. en 4 V. De stroom van de lamp wordt door een accumulatoren 
batterij geleverd. Met behulp van een ampèremeter wordt gecon- 
stateerd dat de stroom constant blijft gedurende de waarneming. 
De gebruikte monochromator was een exemplaar dat geconstrueerd 
is door Dübois. Het prisma wordt door een schroef bewogen, daar- 
door komt achtereenvolgens licht van verschillende golflengte voor 
de spleet S^. De schroef is van een verdeeling voorzien die in golf- 
